iiO 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
bastará combinar la ecuación (7) con 
2 a l , 
— ^ - i a-' sen a 
Jh 
resultando: 
^'-^ = G ser 
OBSERVACIONES DE OSCILACION. 
Conocida ya la disposición que se da al magnetómetro para 
ejecutar con él las observaciones de oscilación, réstanos describir- 
las y estudiar las correcciones que deben hacerse al dato obser- 
vado para obtener el producto 2 l /y./^. Principiarémos por algu- 
nas correcciones instrumentales. 
Como generalmente la retícula del anteojo de que vamos á ser- 
virnos tendrá un error de colimación, se comenzará por destruirlo; 
á este fin es conveniente quitar el espejito plano que se usa pai'a 
la determinación de la meridiana astronómica, desmontar la caja 
de madera y el tubo de vidrio, do manera que en la parte supe- 
rior del magnetómetro quede únicamente el telescopio, sin que 
ningún objeto estorbe las visuales; en seguida se establece la coin- 
cidencia entre el centro de la retícula y un punto lejano y bien 
definido,^ y so hace girar el telescopio 180° al rededor de su eje 
de figura; si hay error do colimación, el centro de la retícula que- 
dará fuera del punto visado, y el error será igual á la mitad de la 
distancia entro la imagen del punto y el centro de la retícula. 
Para conseguirlo so llevará el centro á coincidir de nuevo con el 
punto, ejecutando este movimiento por partes iguales con los tor- 
nillos de la retícula y con el de aproximación del círculo azimu- 
tal. Procediendo así se ha conseguido que el plano vertical que 
pasa por el eje óptico del telescopio contenga la línea de colima- 
ción; para lograr que so confunda con él, se hará girar el anteojo 
90° al rededor de su eje de figura, y en esta posición se repetirán 
las operaciones anteriores. 
1 El punto debe encontrarse en la proximidad del horizonte, pues se recordará 
que el anteojo no tiene movimiento vertical. Puede emplearse con éxito un coli- 
mador. 
