ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
441 
Correcta la linca do colimación, procedorémos á establecer su 
paralelismo con el eje del nivel: se lleva el telescopio y el nivel en 
la dirección de uno de los tornillos del tripió/ y sirviéndose do él 
se lleva la burbuja al medio; en seguida se invierto el telescopio 
sobre sus apoyos, y si la burbuja se desvía del centro, se vuelve á 
llevar á él por medio de ios tornillos del nivel y del tornillo del 
pió, efectuando estos movimientos por partes iguales: después 
do repetir varias veces esta operación, el eje del nivel quedará pa- 
ralelo á la línea de colimación, lo que se conocerá en que la bur- 
buja permanece en el centro del tubo en sus dos posiciones. Efec- 
tuada esta corrección tendrémos horizontal la línea de colima- 
ción, al ménos en esa dirección; se aprieta en seguida el tornillo 
de presión del movimiento azimutal, y se suspende la barra iman- 
tada, la que, solicitada por la fuerza terrestre, comenzará á ejecu- 
tar una serie de oscilaciones á uno y otro lado de su posición de 
equilibrio. 
Como se recordará, esta barra puede correr sobre un estribo, y 
es necesario nivelarla en él á fin de destruir el efecto do la com- 
ponente vertical; pues bien, como la visual dirigida por el teles- 
copio en la posición considerada es horizontal, se resbalará el 
imán en su estribo hasta que el hilo horizontal de la retícula coin- 
cida con un punto cualquiera de la escala vertical, durante toda 
una oscilación. Cuando se tenga nivelado el ¡man se aprietan 
fuertemente los tornillos que lo fijan al estribo, á fin de que que- 
do inmóvil en él; pues sólo habrá que variar su posición cuando 
haya un cambio considerable en la posición geográfica de los lu- 
gares en que se trabaja. Seguros ya de que las oscilaciones que 
ejecute el imán estarán contenidas en un plano horizontal, se pro- 
cede á hacer las observaciones de oscilación, de la manera si- 
guiente: 
1* Se monta el instrumento para oscilaciones, como se dijo, y 
se nivela. 
2* Se lleva el instrumento al meridiano magnético ó muy próxi- 
mo á él, y se suspendo del hilo la plomada, á fin de quitar la tor- 
sión, operando de una manera análoga á la ya prevenida al hablar 
de las observaciones do desviación. 
1 El tornillo se pone en una dirección muy próxima íi la del meridiano mag- 
nético. 
