ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO 
metro, y el contador tomará la diferencia entre los tiempos co- 
rrespondientes al paso quincuagésimo y el paso coro, con esta di- 
ferencia, fundándose en la ley del isocronismo do las oscilaciones, 
ol tiempo correspondiente á la oscilación 300, y conocido quo 
sea, el observador se colocará oportunamente para ver dicho pa- 
so y dar el hop correspondiente, que anotará el contador. 
5" Para no exponerse á perder el tiempo del paso, se calculará 
también aproximadamente la duración de una oscilación simple, 
y una vez conocido, bastará que el observador se encuentre com- 
pletamente listo, con una actieipacion igual á la duración calcu- 
lada. Este último paso servirá de origen para una nueva serie de 
observaciones idéntica á la primera.' Por comprobación, las dife- 
rencias entre los tiempos calculados á que debe verificarse una 
oscilación cualquiera de la segunda serie y los anotados por la 
observación directa, deben diferir muy poco. 
6* Restando los tiempos de las oscilaciones que tengan 300 de 
intervalo, os decir, el de la 300 del de la de cero, el de la 310 del 
de la 10, etc., etc., y dividiendo éstas diferencias por 300, se ten- 
drá 11 valores de la duración de una oscilación simple, que cuan- 
do más diferirán en los milésimos de segundo. El término medio 
de estos 11 tiempos dará la duración buscada. 
7* El observador tendrá cuidado de anotar la amplitud de los 
arcos de oscilación al principio y al fin de cada serie, valuándolos 
en divisiones de la escala, y do anotar las temperaturas que seña- 
le el termómetro unido á la caja de oscilación. 
Las correcciones de que hablamos al describir el magnetómc- 
tro tienen por objete preparar el instrumento conveniente para 
poder usarlo; las que á continuación expresarémos llevan la mira 
de corregir el dato suministrado por la observación. En virtud 
de quo la fórmula de que nos hemos servido supone que el tiem- 
po se ha determinado con un cronómetro perfecto, que el arco de 
oscilación no tiene amplitud, que la fuerza que produce este mo- 
vimiento es únicamente la terrestre y por último, que la masa 
del imán permanece constante. 
1" Corrección por la marcha del cronómetro. — Por más cuidado 
1 Se multiplica la serie de oscilaeloucs para reducir cousiderablemeute los erre- 
res inherentes & los observadores; cuando estos sean prácticos, podrá reducirse el 
número de series. 
