- 74: — 
Hemos observado también en algunas, aunque raras ocasio- 
nes, que los sismooTamas contienen marcas distintas á, las que 
por lo o-eneral revelan la realización de un sacudimiento terrestre. 
Estas diminutas señales, que no son sino desviaciones pequeñas 
en la línea negra central, no pueden denotar otra cosa qup cam- 
bios bruscos de nivel en el suelo de Lima; cosa que, por otro lado, 
no tiene nada de particular, desde que instrumentos análogos en 
otros observatorios, han registrado marcas idénticas. 
* 
El reloj que vino con el sismógrafo no ha marchado con regu- 
laridad; en dos ocasiones hemos tenido que hacerlo limpiary arre- 
glar sirviéndonos entretanto de un Waltham corriente, al que hi- 
cimos cambiar el minutero por el que trajo el reloj del instru- 
mento. 
Convendría pedir al fabricante un reloj 3special para reempla- 
zar el que actualmente está en uso, y muy conven'ente también 
sería pedir al mismo tiempo un motor nuevo que marche á razón 
de 4 mm. por minuto, con el objeto de que se marquen con más 
claridad los movimientos del péndulo. 
* 
La sensibilidad del instrumento es tal, (jue el más pequeño 
movimiento la altera; así como se agita el péndulo al simple pa- 
saje de una ])ersona por cualquiera de los lados del eje vertical. 
Aunque esto último se marca en el sismograma, se advierte fácil- 
mente, y no puede confundirse la curva que hace con un movi- 
raiente terrestre. En cambio, la alteración de la sensibilidad, — 
que se comprueba diariamente por medio de movimientos inten- 
cionales,— hace pesada si no difícil su corrección, constituyendo 
esto uno de los puntos más importantes del buen funcionamiento 
del aparato. 
La distancia entre los dos tornillos niveladores normales al 
péndulo, es de 150 mni. 
Cno de ellos tiene un entre eje (pitdi) de 5 uun., de modo que 
