- 75 - 
una vuelta completa daría una inclinación, la tangente de cuyo 
ángulo se mediría por 
1_ X _J_ 
2 100 200 
Por medio de una palanca, en lugar de darle una vuelta com- 
pleta, puede moverse 1<?, 2<? ó cualquiera otra fracción de una 
vuelta, marcándose sobre una arco graduado la cantidad movi- 
da. Por ejemplo, suponiendo que el péndulo tenga un período 
de 18" y que 1" de vuelta corresponda á una desviación de la pun- 
ta de 5 ram., y suponiendo que podamos leer movimientos en la 
película de 1 mm., bajo estas dos circunstancias podemos medir 
inclinaciones cuyos Acalores angulares serían: 
2 150 360 5 540000 
y como 1 segundo de arco = 206265 ' ^^^^^^^^ ^ mm. de des- 
viación del punto del péndulo corresponde á una inclinación de 
0".38. Si leemos desviaciones de 5 ram., para lo cual no hay difi- 
cultad, se dobla la sensibilidad del instrumento. 
* 
Con motivo, sin duda, de los cambios de nivel del suelo de la 
ciudad, — de que ya hemos hablado, — se desnivela también el ins- 
trumento, lo que dá por resultado desigualdades en las márgenes 
negras del papel sensibilizado. Para evitar ésto, diariamente á la 
vez que se comprueba la sensibilidad, se iguala el nivel del instru- 
mento, operaciones ambas que requieren cuidado y práctica. 
* 
Las oscilaciones del péndulo quedan marcadas en el papel 
bromuro por el sutil rayo de luz que penetra por el punto en que 
coinciden las ranuras vertical del péndulo y horizontal de la caja 
del motor. Este rayo de luz es producido por una pequeña lám- 
para á petróleo, cuya llama refleja en un espejo inclinado á 45° 
