168 
А. 13. Л е о нт о и и ч 'ь. 
большимъ трудомъ капилляръ, т. е. ігь сущности испортить вес 
аппаратъ. 
4) Часто слой между ртутью и окуляромъ микроскопа оказ 
вается столь большимъ, что затрудняетъ фотографированіе, иб 
объективъ не даетъ хорошаго изображенія. 
Всѣ эти недостатки почти соясѣмъ устраняются слѣдуюіцим' 
устройствомъ электрометра. 
I. ІІроби[)ка устраинается слѣд 
образомъ. Берется довольно тонкостѣн 
ная обычная пробирка А, съ боковыми 
отростками В и С, открытыми наружу. 
Отростокъ В служитъ для выливанія 
кислоты для промывки. Напр., отро- 
стокі. С открыть кверху и черезъ его 
отверстіе выливается лишняя ртуть или 
вливается кислота при промывкѣ. Въ 
Хр [ш него же вставляется платиновая тру- 
бочка Р, проводникъ. Отъ пыли отвер- 
стіе С закрывается стеклянымъ кол- 
пачкомъ. Отверстіе В — каучуковой тру- 
бочкой съ стеклян. пробочкой (см. рис. Г). 
П. Капилляр'ь имѣетъ приспособленіе, какъ въ ртутныхъ ре- 
гуляторахъ температуры, съ костянымъ винтомъ Е въ эбонитовои, 
вдѣтой въ короткій кусокъ 
мягкой каучуковой трубки, 
пробкой-гайкой О. Па от- 
ростокъ капилляра О наде- 
вается каучуковая трубочка, 
въ верхнее отверстіе капил- 
ля])а Ь проводится платино- 
вая проволочка Г и отвер- 
/у стіе покрывается стеклянымъ 
колпачкомъ (см. рис. 2). Та- 
кимъ образомъ, отверстіе Ь 
служитъ для подливанія рту- 
ти. Каучуковая трубочка слу- 
Ри^ 2. ^кйтъ и для выдуванія черезъ 
Рііс.1. 
ДЛЯ П0КРЫ6.<Н:« 
— 2 — 
