Удобная конструкція каііиллирнаго элект{)()МОтра. 
169 
каііилляръ лишней ртути, и для итягинанія Н28О4 изъ пробирки 
А для смачиванія стѣнокъ капилляра, что, какт. извѣстно, необхо- 
димо для ббльшері чувствительности электрометра. Чтобы это сдѣ- 
лать, отверстіе ^ закрывается просто пальцем'ь. Вингъ Е служип. 
для установки ртути на желаемой высотѣ, ибо его ввинчиваніе 
равносильно весьма постепенному подливанію ртути, вывинти ваніе — 
уменьшевію ея. Пробка В вдѣта въ кусокъ мягкой каучуковой тру- 
бочки и потому система гайка+винтъ легко вставляется въ любой 
капплляръ. Капилляръ вставляется при помощи парафинированной 
пробки въ отверстіе А (рис. 1) эксцентрично, такъ чтобы конедъ 
капилляра былъ близко къ стеклу пробирки. 
Все вмѣстѣ вставляется въ держалку, соединенную съ кре- 
мальеркой вродѣ тѣхъ, который употребляются въ микроскопахъ, — 
для тѣхъ увеличеній, которыми приходится пользоваться, микро- 
метръ не нуженъ. 
Оправа устроена такъ, что въ основѣ ея лежитъ скобка 2 2], 
привинчивающаяся къ любому откидывающемуся микроскопу съ 
Рис. 3. 
четырехугольнымъ столикомъ помощью винтовъ Р Р^. На скобѣ 
2і 2 неподвижно укрѣпленъ столбикъ ^, имѣющій на себѣ зубча- 
тую вертикальную нарѣзку X. Столбикъ ^ охватывается подвиж- 
ной гильзой, соединенной съ кремальеркой К, помощью которой 
гильза плавно движется по столбику ^ (нарѣзка не прямая, а ко- 
сая, какъ во всѣхъ микроскопахъ). Къ гильзѣ прикрѣплена обой- 
- 3 - 
