59 
.1}^ = 11 -i^ + il = 13 
4 4 
L' = 10 L' = 10 . 
Soll nun auch die Libellenaxe horizontal gestellt werden, so hat man 
§. 10 Nr. 4 
R' = 18 L' = 10 
w = 4 o> = 4 
R'" = 14 L'" = 14 . 
Will man endlich (nach §. 11) die Libellenaxe und Gerade einander pa- 
rallel und zugleich horizontal stellen, so hat man 
r = 14 1 = 14 
r'= 6 1'= 22 
r' — 1' r — r 
= = — 4 , also die Lesung-en, 
4 ^ 
wenn Libellenaxe und Gerade parallel 
R = 10 L = 18 , 
und wenn beide zugleich horizontal sind 
R" = 14 lu" = 14 . 
13. 
Die beiden in den §§. 7 — 9 gelehrten Correctionen werden allzeit durch- 
zuführen sein, wenn die Röhrenlibelle zur Horizontalstellung eylindrischer Axen, 
zur Bestimmung ihrer Neigung, zur Ermittelung der Lage des Nullpunctes des 
Nonius gegen den Horizont bei den Alhidaden der Verticalkreise etc. etc. ver- 
wendet wird. 
Gebraucht man selbe als Setzlibelle zur Horizontalstellung von Ebenen, 
so fällt die erste Correction (§. 7) weg, indem in diesem Falle ihre Axe nicht 
mit einer Linie oder Richtung, sondern mit allen in einer Ebene möglichen 
Richtungen, d. h. mit der Ebene selbst parallel sein muss, und daher nur die Cor- 
rection im verticalen Sinne zur Herstellung dieses Parallelismus nothwendig ist. 
