38 
die Höhe, und überführt den Winkelhehel in seine ursprüngliche Stel- 
lung. Ist das auf den Punkt h reduzirte Gewicht des Winkelhehels, 
so ist unter allen Umständen p x die an das Pendel abgegebene Arbeit, 
ganz gleichgiltig, ob der Anker rasch oder langsam seine Bewegung 
vollführt, gleichgiltig wie stark der Stoss ist, welchen der Anker gegen 
die seinen Weg begrenzenden Stellschrauben ausübt. *) 
Das Pendel ist absichtlich mit gar keinem weiteren Mechanismus 
(Zeigerwerk) in direkter Verbindung, damit es möglichst frei und unge- 
zwungen schwingen kann; Zeigerwerke können in der Leitung zwischen 
III und IV beliebig viele eingeschaltet werden. 
Das Pendel für sich geht mit einem Meidingerelement — es 
würde die Hälfte davon ausreichen — jedes Zeigerwerk beansprucht 
weiter noch ein Meidingerelemeut in der gemeinschaftlichen Batterie. 
Der Eegistrirapparat, falls ein solcher benöthigt wird, kann durch 
ein Relais mit einer besonderen Batterie betrieben werden. Damit dieses 
Kelais beim Oeftnen und Schliessen des Hauptstromes einen Momentan- 
contact gebe, ist dasselbe so eingerichtet, wie Figur (4) zeigt. 
Abwärtsbewegung den Contactpunkt b sogleich verlässt, nachdem bei a, 
der Stromschluss erfolgt ist. Ganz dasselbe tritt bei der Rückbewegung 
des Ankers ein : h schliesst den Strom, gleich darauf wird aber durcli 
das weitere Aufwärtsgehen von n der Strom bei a unterbrochen. 
Es ist somit nicht nur allen Anforderungen, die an eine für ein 
astronomisches Observatorium bestimmte Uhr gestellt werden, Rech- 
nung getragen, indem das Pendel vollkommen constante Impulse bekömmt, 
und beliebig viele Zeigerwerke sowie Registrirapparate isochron mit 
Sicherheit in Gang erhalten werden, sondern es ist auch der Haupt- 
übelstand der bisher ausgeführten und bekannt gewordenen elektrischen 
Uhren, das Corrodiren der Contactstellen durch die Schliessungs- und 
Unterbrechungsfunken beseitigt. 
*) Ich fiilire dies ausdrücklich an, weil dieser Stoss in ähnlichen Fällen nicht in Betracht 
gfizogen wnalc, wennj^lrieh seine Wirkung nicht ausser Acht gelassen werden sollle. 
Figur 4. 
Der Elektromagnet m ist in den Stromkreis 
III IV der früheren Fig. 3 (gleichzeitig mit 
den Zeigerwerken) eingeschaltet; X Y ist 
die zum Eegistrirapparat und dessen Batterie 
führende Leitung, die jetzt bei a unter- 
brochen ist. Wird der Anker n angezogen, 
so entsteht Stromschluss bei a, der aber 
allsbald wieder aufhört, weil n bei seiner 
