144 L\ O f T I c A 
de. Se lo fpazio occupato dall' ©ggetto pare cen« 
to voice più grande , il fangue , che attraverfa 
coterto fpazio j dee comparire in un movimento 
cento volte più prefto . 
2 è una nicchia^ che tiene od un vetro pia- 
no concavo 3 o altro vetro, fecondo il bifogno , 
od il gufto dello fpettatore . Cotefta nicchia fi 
merte iopra l'apertura M. L'oggetto è mcffofo- 
pra il concavo, che diffipa tra i raggi riflettu- 
ti quelli j che foprabbondano . 
3 Ago 5 o fpilla aguzza da una parte , e ar- 
mata dall'altra con una morfetta, che apre , 
quando è premuta , e che fi chiude poi da fe . 
Ella fi colloca in Z ^ e prefenta V oggetto in M. 
5. Scatoletta d'avorio , che contiene le foglie 
di talco . 
6. Spazzola . y. Altra morfetta . 
Benché cotedo microfcopio , opera di Edoar- 
do Scarlet y del quale io mi fervo già da più 
anni, fia molto buono 3 io non poflfo negare , 
che il microfcopio grande di M. George , Otti- 
co Parigino, fimile a quello, che egli ha fab- 
bricato pel Sig. Duhamel delI'Accad. delle Scien- 
ze, non fia di gran lunga fuperiore ai venuti 
d'Inghilterra, sì per la bellezza degli effetti , 
come per la libertà delle fituazioni , che molti- 
plicano gli effetti . Oliando trattali d'oggetti 
trafparenti , quefl'è il microfcopio più utile . 
Per li opachi è a propofito l'ajuto già defcritto 
del fecondo riverbero. Ma per lo fludio comodo 
degli ultimi fi torna fempre con piacere allo 
fpecchio concavo del Sig. Liberkhun . 
Il telefcopio Aftronomicù. 
89. Il telefcopio aftronomìco , e quello , che 
siietcefi doppio al graffometro , è di due vetri . 
Ri- 
