63 
_ von der Substanz B, bei welchen ein solcher Contact nicht stattfindet, 
werden mit dem Dampf der Flüssigkeit A in dem Kühler verdichtet etc. 
Wie viel von B mit A in die Vorlage übergehen und wie viel 
in das Siedegefäss zurückfliessen wird, das wird von verschiedenen 
Momenten abhängig sein, wie z. B. 1. von dem Gewichtsverhältniss in 
welchem A und B in der Flüssigkeit enthalten sind, 2. von dem Unter- 
schiede in ihren Siedepunkten, 3. von der Zeit, welche der Dampf zum 
Passireu des Kolbenhalses und Aufsatzes benöthigt, also von dem Ver- 
hältniss zwischen der in der Zeiteinheit entwickelten Dampfmenge und 
dem Rauminhalt von Kolbenhals und Aufsatz, 4. von dem Verhältnisse 
zwischen diesem Rauminhalt und der Oberfläche der beiden genannten 
Theile des Apparates u. s. w. 
Von diesen beispielsweise aufgezählten Punkten sollen 1 und 2 
als für den vorliegenden Zweck von unwesentlicher Bedeutung, ausser 
Betracht bleiben und bezüglich dos Punktes 3 nur darauf hingewiesen 
werden, dass es der Experimentator ganz und gar in seiner Gewalt hat, 
die Dampfentwicklung während der Ausführung des Versuches zu regeln. 
Beim Punkte 4 darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass der 
Kolbeuhals und der Aufsatz Cylinder mit kreisförmigem Querschnitte 
darstellen und dass uns eigentlich das Verhältniss zwischen der Mantel- 
fläche, d. i. der Kühlfläche des Rückflusskühlers und dem Rauminhalt 
desselben aus Gründen interessirt, welche wir schon im ersten Theile 
Iteser Abhandlung zu würdigen Gelegenheit hatten. Schon dieser Hin- 
ois wird genügen um darzuthun, dass für die Dimensionirung, Gestal- 
tung etc. der Fractionirungsaufsätze ähnliche Verhältnisse, wie bei den 
K^ihlern in Betracht kommen. Doch wird der Umstand zu berücksichtigen 
in, dass es sich hier nicht, wie bei den Kühlern, darum handelt, den 
' impf vollständig zu verdichten und das Condensationsproduct stark 
abzukühlen, sondern allein darum, einen Theil des Dampfes in den 
tropfbarflüssigen Zustand zurückzuführen, wodurch dann das Dampf- 
lumen auch nur um eben diesen Theil verringert wird. Und iintor 
diesem Gesichtspunkte und bei dem Umstände, als sich Condensations- 
product und Dampf innerhalb des Aufsatzes etc. in entgegengesetzter 
Richtung bewogen, wird man in dem Bemühen, die Wirksamkeit des 
Aufsatzes durch Verminderung seines Durchmessers zu erhöhen, sehr 
bald an dor zulässigen Grenze angelangt sein, wenn man nicht dazu 
gelangen will, durch fortwährende (Jiiterbrochung der Destillation behul's 
irückbefördorung des Condeusationsproductes aus der capillaren Aufsatz- 
röhre in das Siedegefäss, durch sehr langsame Dampfentwirkeluug etc. 
da - l'A'i" l i'n.'i'f ril>.'r;)ii< /. it I I iiliriii] T:\ •M'-t iltrn. 
