von Brown benützten Gedanken, die in ihrer Wirkung vortreffliche, aber 
sehr gebrechliche und schwer zu reinigende Glinsky'sche Dephlegmator- 
röhre, wie mir scheint, wesentlich verbessert; doch besitze ich darüber 
keine eigene Erfahrung. 
Auf einem, wesentlich anderen Princip als die im Vorstehenden 
genannten Apparate basirt derjenige von Warren de la Rue, welcher 
für das Arbeiten im grösseren Maasstabe sich ganz besonders eignet. Seine 
Eigenthümlichkeit besteht bekanntlich darin, dass die aus dem Siede- 
gefäss aufsteigenden Dämpfe, bevor sie in den eigentlichen Kühler ge- 
langen, gezwungen sind, ein als ßückflusskühler angeordnetes Schlangen - 
rohr von entsprechender Länge zu passiren, welches in einem cylin- 
1 Tischen Gefäss untergebracht ist und durch eine erwärmte Flüssigkeit 
'er durch den Dampf einer constant siedenden Flüssigkeit auf einer 
' omperatur erhalten wird, welche gleich oder wenig höher ist als der 
.:)iedepunkt des flüchtigsten Anthoiles des zu fractionirenden Gemisches. 
Die Wirkungsweise des Apparates und seine Schattenseiten brauchen 
nicht erörtert zu werden. Es genügt der Hinweis auf das im I. Theil 
über den Schlangenkühler Gesagte. 
Bei der nun zu beschreibenden, neuen Vorrichtung habe ich mich 
,'on dem Gedanken leiten lassen, dass bei der Fractionirung nicht allzu 
lOsscr Flüssigkeit smengen der gewöhnliche cylindrische Aufsatz aus 
Glas, ohne ihn bis zur Unbrauchbarkeit zu verlängern, dann befrie- 
digend wirken müsse, wenn es gelänge sein Inneres in der ganzen 
Tiänge in eine Anzahl dünner, unter einander communicirender Säulchen 
II zerlegen, deren Wände aus einem gut leitenden Material gebildet, 
. it der Innenseite des Ginsaufsatzes in ausgedehnter Berührung ständen 
jid gewissermasson die Mantelfläche desselben vervielfachten, wodurch 
den aufsteigenden Dämpfen eine ausgiebige Külilfläche dargeboten würde. 
Ich habe dieses Ziel in einfacher Weise durch dünne Bleche aus 
üipfer, Silber oder Platin erreicht, welche in der aus der Zeichnung 
rig. 5 und 6) ersichtlichen Weise über Zündhölzchenspähne etc. gebogen 
urdfu. Diese Bloche in den Glasaufsatz geschoben, legen sich federnd 
II seine Innenwand an, erfüllen ihn in seiner wirksamen Länge und 
zerlegen den Hohlraum, der Absicht entsprechend, in eine grosse Anzahl 
parallel laufoiuler liäumo, deren Wände in Bezug auf Temperatur eine 
inlängliche Uebereinstimmung zeigen. Der Apparat bedarf keiner 
weiteren Boschreibung da er nach der Zeichnung jedem verständlich 
ein lüuss. 
Verhaoiil. d. outurf. Vereines in Brünn. XXI. Bd. Ö 
