293 
3. Ein neuer Brenner. 
F.ig. 4. 
Von den zahlreichen dermalen in Verwendung stehenden Gas- 
lampen sind die meisten dort kaum anwendbar, wo es sich um Ein- 
stellung auf eine bestimmte Temperatur, also um entsprechende Regelung 
der Menge des ausströmenden Gases handelt, weil die an den Lampen 
angebrachten Hähne eine auch nur oinigorraassen feinere Regulirung 
nicht gestatten. Eine ganz geringfügige Drehung des Hahnes genügt 
meistens schon, um die Grösse der Flamme um ein sehr Bedeutendes 
zu ändern. Ich habe vor Jahren, noch während meiner Thätigkeit in 
dem Laboratorium von H. Hlasivvetz in Wien einen Brenner con- 
struirt, welcher sich in der angegebenen Richtung sehr gut bewährt 
hat und der auch heute noch in Vielen der Wiener Laboratorien Ver- 
wendung findet. Derselbe wurde von mir nie beschrieben, und heute 
will ich nur bemerken, dass der Preis jener Lampe etwas hoch ist, was 
seiner allgemeinen Verwendung entgegen ist. Der Brenner, den ich heute 
beschreiben will, ist im Preise von den ganz gewöhnlichen Brennern 
nicht verschieden und besitzt ihnen gegenüber den Vortheil, dass sich 
die Grösse der Flammen in sehr bequemer und empfindlicher Weise 
reguliren Jässt. 
Dieser Effekt wurde dadurch erzielt, dass ich den gewöhnlichen 
Gashahn durch einen Schraubenhahn ähnlicher Construction ersetzte. 
Fig. 4. 
