9M 
vielleicht nur dadurch, dass er mit d»jn eiut'acljötou llillMiütulu, w; 
sie in jedem Laboratorium zu finden sind, hcr^'estent wen). V mm. 
dass er, weil seine wesentlichen Theile aus Glas bostehei. 
des Trocknenprozesses zu beobachten fortwährend gestatt« ; 
Allerdings erlaubt der Apparat in seiner jetzigen i 
Trocknen in Röhren und Schiftchen, doch glaube ich es aussprechen / 
dürfen, dass es mir auch bereits gelungen ist eine solche Vurrichtuii 
ausfindig zu machen, welche es ermödicht Substanzen, unter den ^' 
artgegebenen Bodiuguugeu, in grosseren Schalen etc. zu trocknen. 
Die früher erwähnten Prinzipien, welche ich bei dem neuen Apparii 
zu verwertheu suchte, sind 
1. das Trocknen im \ d^Annh .ui.-/u!u!.! ü und 
2. als Wiirmoquelle die Dämpfe von Flüssigkeiten mit constant- 
Siedepunkte zu bonützeu. 
Der uach diesen Gosichtspuukteu cunsuuiik Api'.rai i. i .lui i. ■ 
beigegebene Illustration leicht vcrstäudlich gemacht, wobei bemerkt wer: 
muss, dass er sich in dieser Form nur für die Benützung von Was^ 
dampf als Wärmequelle eignet. 
Derselbe besteht aus 3 wcsentlicheu . Theiien, nämlich: 
1. dem eigentlichen Trockenapparat, durch die beiden weiten, 
einander geschobenen, den obersten Theil der Zeichnung bildenu 
horizontal liegenden Röhren reprrlsentirt. 
2. dem Siedegefäss, einem gewöhnlichen Kochkolbeu, welcher 
Bilde rechts, etwas höher stehend, erscheint, und 
3. dem Condeüsationsgefäss, durch den links tiefer stehenden Kol^ 
dargestellt. 
