94 
schaftlioh gehoben, so zwar, dass zum Auhebeu während der 58 Secuudeu, 
die von 1 bis 59 verfliesseu, bei jedem Secundenschlage ein gleicher sehr 
kleiner Antheil der Gesammtarbeit consumirt wird. Schleift man nun 
die Enden von und br, beim Adjustiren so ab, dass das Abfallen 
erst während des Zeigerspriugers, und nicht in jener Periode stattfindet, 
während welcher das Steigrad dem Anker den Impuls ertheilt, so bleibt 
auch in den beiden Bewegungsperioden von 59 bis 60 und 60 bis 1 
der Impuls, welchen das Pendel vom Steigrade empfängt, gleich gross. 
Die Contactvorrichtung entspricht sonach allen gestellten Bedingungen, 
d. h. sie thut dem regelmässigen Gang der Normaluhr keinen Eintrag, 
das Zeitintervall von einem Contacte bis zum nächsten ist scharf eine 
Minute, der Strom bleibt nur eine Secunde geschlossen und 59 Secun- 
den unterbrochen und ausserdem wird der Contact durch Berührung von 
zwei Plattintheilen bewirkt, gerade so wie diess bei den gewöhnlichen 
Tastern des Morse'schen Telegrafenapparates geschieht, und sich durch 
langejahre Erfahrung als verlässlich erwiesen hat. 
Im nebenstehenden Holzschnitt (Fig. 4) ist eine 
schematische Darstellung der Leitung zu sehen. Innerhalb 
des Uhrkastens ist ein Taster angebracht, welcher mit 
den Federn und leitend verbunden ist ; wird dieser 
Taster gedrückt, so entsteht der Contact unabhängig von 
der im Uhrwerk angebrachten Contactvorrichtung, wird 
der Taster losgelassen, so hört der Contact auf; es ist 
somit der Taster für gewöhnlich in Bezug auf die Leitung 
als gar nicht vorhanden zu betrachten. B ist dieBatterie, Z 
ist das Zeigerwerk und E ein Indicator für die Stromstärke. 
Der Taster. T dient dazu, das Zeigerwerk zurichten, 
wenn es nöthig sein sollte, die Uhr selbst einmal zu richten. 
Die Batterie besteht aus Meidinger'schen Elemen- 
ten, welche ohnediess allgemein bekannt sind; damit 
jedoch das Nachgiessen des verdunsteten Wassers selbst- 
thätig erfolge, wurde ober jedes Element ein mit Wasser 
gefüllter Glaskolben mit der Mündung nach unten so 
aufgesetzt, dass der Eand der Kolbenmündung in jenem 
Niveau steht, in welchem die Flüssigkeit im Elemente 
erhalten werden soll. Sinkt das Flüssigkeitsniveau im 
Elemente, so steigt eine Luftblase in dem Glaskolben auf und 
etwas Wasser ergiesst sich aus dem Kolben in das Element. Die Mündung 
des Kolbens muss circa 20 Millimet. weit sein; engere Mündungen 
werden durch die Ausscheidungen aus der Salzlösung verklebt. 
Figur 4, 
