175 
durch die BerühruDg mit deu wärmeren Metallwänden des Gefässes a 
erwärmt wird. Ueberdies lässt sicli die Luft noch vor ihrem Eintritte 
in die Glocke in einfacher Weise vollständig trocknen, wenn man statt 
/ 
/ 
Fig. 3. 
des eben beschriebenen, 
den in Fig. 2 gekenn- 
zeichneten Apparat ver- 
wendet. Derselbe unter- 
scheidet sich von dem 
in Fig. 1 dargestellten 
nur dadurch, dass das 
Metallgefäss a an den 
Seiten doppeiwandig ist, 
d. h., dass die Seiten- 
wändB aus zwei con- 
centrisch in einander 
gestellten Gylindern be- 
stehen, die den oben 
offenen Zwischenraum f , 
begrenzen. Der innere Cj- 
linder ist siebförmig 
durchbrochen und im " — — * 
Innern desselben legen sich die Wände der Glassglocke ziemlich genau, 
doch immer nur so an, dass die letztere bequem herausgehoben, resp. 
liineingesenkt werden kann. Den Zwischenraum f füllt man mit nuss- 
grossen Stücken von gebranntem Kalke und benützt den Apparat wie 
den vorher beschriebenen. Die Wirkung des Kalkes bedarf keiner 
Erklärung und ich will nur noch ergänzend erwähnen, dass um den 
Kalk nicht allzu oft erneuern zu müssen, man die Glocke nach jedes- 
maligem Gebrauche des Apparates heraushebt und das Gefäss a mit 
dem übergreifenden Deckel Fig. 3 verschliesst. 
Die Temperatur wird wie bei anderen Luftbädern eingestellt, wozu 
indessen bemerkt werden soll, dass man zur Temperaturregulirung auch 
sehr gut den Luftstrom benützen kann, indem man diesen innerhalb der 
gegebenen Grenzen mit wechselnder Geschwindigkeit durchstreichen lässt. 
Das neue Luftbad, welches neben den anderen Vorzügen auch 
noch den besitzt, dass man die Substanz während des Trocknens ohne 
weiters fortdauernd zu beobachten vermag, kann durch den Mechaniker 
Paul Böhme in Brünn bezogen werden. 
Brünn, Laboratorium für allgemeine Chemie. 
^5 8EP 
