— 109 
Man hat aber dafür zu sorgen, 
dais die Federwage stets so 
Wind 
eingestellt wird, dafs die Schwankungen des Hebels o m c wie 
vorher um die vertikale, so jetzt um die horizontale Mittel- 
lage erfolgen. 
Fig. 47 zeigt, wie durch Zusammensetzen von oh und ov 
die Resultante o r sich bilden läfst, welche dann die genaue 
Gröfse und die wirkliche Richtung des auf die Fläche ah aus- 
geübten Winddruckes an- 
giebt. Die 
zusammenge- 
hörigen Flächen a h in den 
3 Figuren müssen zum Ho- 
rizont gleich gerichtet sein 
und die gemessenen Kräfte 
aufdieselbeWindgeschwin- 
digkeit sich beziehen. 
Zum Messen der Wind- 
geschwindigkeit kann man 
sich eines Apparates nach 
Fig. 48 bedienen. Derselbe 
besteht aus einer, mittelst 
leichter Holzrahmen und 
Papierbespannung herge- 
stellten Tafel F, die auf 
einer Stange i Ii leicht ver- 
schiebbar mit dem runden 
Teller t verkuppelt ist. Die 
Tafel F hängt mittelst der 
Spiralfeder s mit i zusam- 
men. Wenn nun die Tafel F 
vom Wind getroffen wird, 
dehnt sich die Spiralfeder s 
aus, und die Tafel verschiebt sich 
Kg. 48. 
In gleichem Mafse ver- 
schiebt sich aber auch der Teller t über einer Skala, und diese 
Letztere ist so eingerichtet, dafs man an der Stelle, wo t gerade 
sich befindet, ohne weiteres die augenblickliche Windge- 
schwindigkeit ablesen kann. 
