189 
circa 400 ccm einer Säure, welche man aus eiu Volumen englischer 
Schwefelsäure und acht Volumen Wasser gemischt hat. Das angegebene 
Verhältniss zwischen Schwefeleisen und Säure ist für eine einmalige 
Beschickung auf Grund der Löslich keitsverhältnisse des sich bildenden 
Eisenvitriols und der C'apacität des Apparates so ermittelt, dass das 
Schwefeleisen einer Beschickung jedesmal vollständig aufgelöst wird. 
Ich ziehe dieses Verhältniss demjenigen vor, nach welchem man Schwefel- 
eisen in reichem Ueberschusse in den Apparat bringt und die Säure 
allein nach Bedarf so oft erneuert, bis alles Schwefeleisen aufgezehrt 
ist ; weil bei dieser Art der Manipulation es bei dem vorliegenden, wie 
bei jedem ähnlichen Apparat nicht zu vermeiden ist, dass Theile des 
allmälig zerbröckelnden Schwefeleisens mit der Säure in dauernde Be- 
rührung kommen und sich Schwefelwasserstoff auch nach dem Schlüsse 
des Hahnes der Entbindungsröhre fort entwickelt. 
Die Art der Function des Apparates und seiner einzelnen Theile 
wird dem Fachmanne nach der gegebenen Beschreibung verständlich 
sein und es wird genügen, einige Bemerkungen über den Zweck des 
Köhrchens C zu machen. 
War der Apparat in Benützung und wird der Entbiudungshahn ge- 
schlossen, so wird die Flüssigkeit aus dem Gefässe A durch die noch fort- 
dauernde Gasentwickelung allmälig in das Gefäss B gedrückt. Hiebei wird 
sich die mit Eisenvitriol beladene, also speeifisch schwerere Flüssigkeit 
hauptsächlich in dem Zwischenraum F des Gefässes B ansammeln. Tritt 
der Apparat wieder in Gebrauch, so wird dieser Theil der Flüssigkeit 
in dem Gefässe B zunächst zurückbleiben, während die wenig Eisen- 
vitriol enthaltene Säure in das Gefäss A fliesseu wird. Beim neuer- 
lichen Schliessen des Entbindungshahnes wird die früher in F zurück- 
gebliebene Flüssigkeit unter Umständen durch eine eisenvitriolreichere, 
also speeifisch schwerere verdrängt etc. Bei diesem Ansammeln und 
Verdrängen in dem relativ eugeu Raum findet stets ein theil weises 
Mischen der Flüssigkeit statt, wodurch die vollständige Ausnutzung 
der Säure gesichert und damit ein Nachtheil des sonst vortrefflichen 
Kipp'schen Apparates beseitigt wird. Gegenüber dem letzteren nehme 
ich für meinen Apparat noch den Vorzug in Anspruch, dass er sehr 
wenig Raum einnimmt und eine Tabulator, also eine Ursache der Un- 
dichtigkeit besitzt. 
Die Anfertigung auch dieses Apparates, welcher selbstverständlich 
auch zur Eutwickelung anderer Gaso als Schwefelwasserstoff benützt 
werden kann, wurde mir durch die Firma W. J. Rohrbeck's Nach- 
folger in Wien besorgt. 
