:> I <\ 
MISSION TILHO. 
instrumentale du baromètre sera celle déterminée par la dernière comparaison 
à l'hypsomètre de la Mission. (Jette correction sera indiquée au paragraphe des 
-Remarques générales". Le chef de mission fera son possible, dès son retour 
en France, pour faire parvenir à la station météorologique de Bol un thermo- 
mètre hypsométrique qui permettra de déterminer plusieurs fois par mois les 
corrections à apporter aux lectures du baromètre. Ces comparaisons du baro- 
mètre et du thermomètre hypsométrique devront être soigneusement men- 
tionnées sur les bulletins météorologiques mensuels. 
Température de l'air. — Le thermomètre fronde est un petit thermomètre 
à mercure qui donne très exactement la température de l'air sans nécessiter 
l'installation d'un abri spécial. Dans l'anneau qui termine la tige est passé un 
cordon, ou une ficelle, dont les bouts sont noués ensemble, permettant ainsi de 
faire tourner le thermomètre en fronde; la longueur totale du cordon doit être 
de 70 à 8o rm , de façon que l'anneau du thermomètre soit, pendant la rotation, 
à 35 ou Ao"" de la main; ce cordon devra être fréquemment renouvelé pour 
éviter que l'usure provenant du frottement ne provoque sa rupture pendant la 
rotation du thermomètre. 
Le mouvement de rotation rapide du thermomètre le met en contact avec 
une grande masse d'air, dont il prend rapidement la température sans être sen- 
siblement affecté par la réverbération, comme le sont les thermomètres fixes. 
Pour faire une observation, on se place dans un lieu bien découvert, suffi- 
samment loin des arbres, murs, branchages, etc., que pourrait heurter acci- 
dentellement le thermomètre; autant que possible, se mettre à l'ombre et face 
au vent pour que celui-ci passe sur l'instrument avant d'arriver à l'observateur. 
On fait alors tourner très rapidement le thermomètre à bout de bras, une mi- 
nute environ; on l'arrête et on lit la température assez vite pour que la chaleur 
du corps n'ait pas le temps de l'influencer; on recommence ensuite cette opé- 
ration jusqu'à ce que deux lectures consécutives ne diffèrent pas plus de 1/1 o e 
ou 2/1 o e de degré; on en prend la moyenne, qui est la vraie température de 
l'air au moment considéré. 
Tourné en plein soleil le thermomètre fronde donne une température trop 
élevée de 2/1 o es ou 3/io es de degré seulement, alors que l'écart serait beaucoup 
plus grand avec un thermomètre maintenu fixe; mais, bien entendu, on n'ob- 
servera en plein soleil que s'il est impossible de faire autrement. 
Il y aura lieu en outre de s'assurer que le réservoir du thermomètre est 
parfaitement sec, car, dans le cas contraire, la température indiquée serait nota- 
blement trop basse. 
De même que pour le baromètre, on inscrira sur le registre le résultat de la 
lecture brute, la correction fixe de l'instrument étant indiquée aux «Remarques 
générales ». 
