LAC TCHAD. — NOTICE MÉTÉOROLOGIQUE. 
Le thermomètre fronde devra être en outre employé pour contrôler de temps 
en temps les indications des thermomètres à maxima et à minima. 
État hygrométrique de l'atmosphère. — Cette mesure s'effectuera à l'aide 
du même thermomètre fronde employé comme psychromètre; pour cela, il 
suffit d'entourer le réservoir à mercure d'un petit sachet de toile légère, mous- 
seline ou gaze. Le sachet étant bien assujetti au réservoir, le tremper dans l'eau 
et l'exposer à l'air libre; on constate alors que la colonne de mercure descend 
notablement; lorsqu'elle est arrivée à son point le plus bas, on note cette tem- 
pérature. Il sera bon de recommencer l'expérience, et, si deux lectures ainsi 
obtenues ne diffèrent que de deux ou de trois dixièmes de degré, on prendra la 
moyenne comme lecture définitive. Il faut avoir soin de ne pas faire tourner le 
thermomètre en fronde trop vivement pendant cette observation : le sachet de 
gaze pourrait, en effet, se dessécher trop vite sous l'influence de la force centri- 
fuge ; il suffira de balancer doucement l'instrument au moment où la colonne 
de mercure est sur le point d'arriver à sa plus courte longueur, tout en faisant 
de fréquentes lectures pour être assuré de saisir le moment du minimum. 
Le calcul de l'état hygrométrique résultant de l'observation des deux ther- 
momètres sec et mouillé se fait ensuite à l'aide des tables contenues dans 
l'opuscule de M. Angot. 
Maxima et minima. — L'installation des thermomètres à maxima et à mi- 
nima nécessite des précautions spéciales, sans lesquelles les observations n'ont 
aucune valeur. 
Pour déterminer la température de l'air, la première condition est évi- 
demment que l'air ait librement accès de tous côtés sur le thermomètre; la 
deuxième, que l'instrument soit bien protégé contre l'influence des rayons 
directs du soleil et contre celle de la réverbération du sol. Pour cela, les ther- 
momètres à maxima et à minima devront être placés sous un abri étanche aux 
rayons du soleil, ouvert de tous côtés, et suspendus à i™ 80 environ de hauteur 
au-dessus du sol, le sol étant lui-même, aux alentours de l'abri, recouvert d'une 
épaisse couche de roseaux ou d'herbages verts destinée à annuler, ou presque, 
les effets de la réverbération. En aucun cas, ils ne devront être placés auprès 
d'un mur ou sous une vérandah. 
La mise en place des thermomètres à maxima et à minima se fera comme il 
est indiqué dans l'opuscule cité plus haut, c'est-à-dire : le réservoir un peu 
plus bas que le sommet du thermomètre. 
On aura soin après lecture faite, et pour replacer les instruments en 
conditions d'observation, de ramener la colonne de mercure du thermomètre à 
maxima au contact du mercure du réservoir par de petits chocs sur la paume de 
la main, l'instrument étant tenu verticalement, et l'index du thermomètre à 
