L A G TCHAD. — NOTICE MÉTÉOROLOGIQUE. 317 
La quantité de pluie est toujours évaluée en mesurant la hauteur en millimètres 
que l'eau occuperait sur le sol si elle y séjournait sans s'infiltrer ni s'évaporer. 
Le pluviomètre mis à la disposition de la station de Bol est du modèle de l'Associa- 
tion scientifique : c'est un entonnoir que l'on placera au-dessus d'un récipient de 
forme cylindrique de façon que la pluie ne puisse y avoir directement accès une 
fois le pluviomètre posé dessus. Ce récipient devra être maintenu d'une façon 
suffisante pour n'être pas renversé par le vent; il y aura même lieu, en raison 
de la violence de certaines tornades, de fixer aussi solidement que possible 
l'entonnoir au récipient. 
Pour mesurer la quantité d'eau tombée, il suffira d'enlever l'entonnoir et de 
verser, sans en perdre une goutte, l'eau que contient le récipient dans l'éprou- 
vette graduée à cet effet. Le cliiffre lu sur l'éprouvette indiquera exactement, au 
1 o c de millimètre près, la hauteur d'eau tombée. L'eau tombée dans le récipient 
n'étant pas absolument garantie contre l'évaporation , il sera indispensable de 
faire cette mesure peu de temps après la fin de chaque ondée. 
Brouillard et brume. — 11 y aura lieu de tenir compte de tous les jours où 
on aura observé du brouillard ou de la brunie; la brume se distingue du brouil- 
lard en ce que le voile qu'elle produit ne couvre que l'horizon. Noter aussi les 
jours où l'on aura constaté de la rosée. 
Les brouillards peuvent être secs ou humides (secs : brouillards de poussière); 
l'état hygrométrique de l'air indiqué par le psychromètre permettra très faci- 
lement d'en faire la distinction. 
Température du sol et des eaux. — Placer le thermomètre fronde à la 
surface du sol ou à une certaine profondeur dans le sol, en ayant soin de le re- 
couvrir de terre jusqu'à la hauteur approximativement atteinte par la colonne de 
mercure; indiquer en mètres, ou fraction de mètre, la profondeur à laquelle a 
été faite cette observation. Pour la température de l'eau, immerger le thermo- 
mètre fronde quelques minutes et lire la graduation , le thermomètre étant dans 
l'eau. 
Pour la densité de l'eau, il suffit de placer le densimètre dans un seau d'eau 
récemment prise dans le lac et de faire la lecture dès que l'instrument a pris son 
équilibre. 
Niveau du lac. — Le niveau libre des eaux du Tchad présentant des va- 
riations annuelles relativement importantes, et aussi des variations diurnes non 
négligeables, il est intéressant de noter le plus souvent possible les indications 
fournies par l'échelle hydrométrique. Celle échelle (poteau en fonte) ayant été 
placée assez loin de la berge, en un point plus profond du bahr, afin de servir 
de repère permanent, est d'un accès peu commode; il y aura donc lieu de 
