MISSION T1LHO. 
retombait, suivant le cas, d'un côté ou de l'autre de la verticale. Il était donc 
impossible de préciser la position d'équilibre stable de l'aiguille et, par suite, 
la trace du plan perpendiculaire au méridien magnétique. Les deux aiguilles 
de la boussole n° h furent essayées successivement et donnèrent lieu, l'une et 
l'autre, aux mêmes constatations. 
Estimant, dans ces conditions, que leur aimantation pouvait être insuffi- 
sante, on leur donna , par le procédé de la double touche, le maximum d'aiman- 
tation , au moyen des aimants spéciaux fournis par la maison Carpenlier pour 
le renversement des pôles. 
Ces aimants, d'ailleurs, avaient conservé toute leur force magnétique; en 
approchant de l'un d'eux, tenu verticalement à la main, le second aimant, 
pôles opposés, ce dernier restait suspendu par la seule action du moment 
magnétique. Les aiguilles, enfin, ne portaient aucune trace d'oxydation ou de 
chocs. Les tentatives faites, après réaimantation, pour obtenir l'inclinaison, 
présentèrent les mêmes caractéristiques que celles du début. 
On crut remarquer, ultérieurement, que l'un des plans d'agate était légère- 
ment écaillé, et l'on attribua l'insuccès des observations au frottement supplé- 
mentaire que cette avarie devait nécessairement produire sur l'aiguille. Une 
nouvelle boussole d'inclinaison et les aiguilles correspondantes furent alors 
commandées en France, et M. Moureaux voulut bien se charger d'en assurer 
l'envoi à la Mission. Cet appareil (petite boussole n° 68 ), du même modèle que 
celui prêté par l'observatoire du Parc Saint-Maur. nous parvint à Mao (Kânem) 
en juillet i 0,08 . on parfait état. Il fut utilisé au cours de notre voyage de retour 
du Tchad à la côte. Les résultats qu'il fournit ne furent guère meilleurs que 
ceux de la boussole n° k. Par 1 3° à 1 h° de latitude Nord, ces résultats , toujours 
insuffisants d'ailleurs, étaient à peu près comparables entre eux, mais, à mesure 
qu'on se rapprochait de l'Equateur, les aiguilles devenaient plus paresseuses et 
leurs indications plus divergentes. 
Pour une même orientation de la boussole, à Parakou, en décembre 1908, 
par 9 0 1 t' de latitude Nord, on eut. avec la boussole n°68 et avec ses aiguilles, 
des difficultés analogues à celles éprouvées en 1906 àCotonou avec la boussole 
n" h. et force fut de renoncer, à Parakou comme à Cotonou. à achever les 
observations d'inclinaison qui avaient été entreprises. 
D'après cela, nous pensons que, pour la région que nous avons parcourue, 
de la côte du Dahomey au i5 e méridien environ à l'Est de Paris, par des lati- 
tudes variant de 6° Nord à 1 7° Nord, et dans les régions équatoriales en général, 
il serait indispensable de disposer d'un appareil d'inclinaison muni d'aiguilles, 
plus grandes que celles de la petite boussole Chasselon. 
Malgré l'incertitude des valeurs de l'inclinaison obtenue dans ces conditions 
en divers points de notre route, nous en donnons le tableau, mais avec 1rs pins 
expresses l 'êserves , 
