370 MISSION TILHO. 
VIII. Eléments employés dans les calculs. 
a. Constantes. — «On sait que si, dans la formule du calcul de la compo- 
sante horizontale' 1 ' 
on représente par une constante unique C tous les termes dont la valeur numé- 
rique est connue, et si la température reste sensiblement constante pendant les 
oscillations et les déviations, on a : 
/ étant le temps d'une oscillation simple et a l'angle de déviation à la distance 
adoptée. 
«Si donc on observe t et a en un point où H soit connue, on en con- 
clura C. 
« Les expériences pour la détermination de C ne sont plus possibles à l'obser- 
vatoire du Parc-Saint-Maur depuis l'établissement de lignes de tramways 
électriques à trolley dans son voisinage; elles ont été faites par M. J. Itié à 
l'observatoire du Val-Joyeux, du 8 au i o juin 190/1, en temps de calme ma- 
gnétique. 
« Pour chacun des trois barreaux dont est muni le théodolite Chasselon n° 5 , 
la constante C résulte de neuf séries de mesures de t et de a, dont on a pris la 
moyenne. r> 
Petit théodolite Chasselon n° 5. Distance R (la plus courte). 
Barreau n° 1 . . . log Cj = 1, 679695/1; 
Barreau n° 2 . . . log C 2 = T, 5 8 1 1 5 1 k ; 
Barreau n° 3 ... log C 3 = T, 5838/1/19. 
D'après la disposition de l'appareil, les déviations peuvent, comme d'usage, 
être mesurées pour deux distances R et R' du barreau déviant; nous avons uni- 
quement observé à la distance R, la plus courte, pour laquelle avait été déter- 
minée la constante C. 
W Extrait de Déterminal ions magnétiques faites dans lu région île ï 'anomalie ihi liassin de Paris, 
pendant l'année igoâ, par M. Th. Mourrais, p. «8. Gnuthier-Villars, éditeur. 
