MISSION T1LHO. 
NOTE 
RELATIVE AUX CONSTANTES DES BARREAUX AIMANTÉS 
EMPLOYÉS 41) COURS DE LA MISSION. 
Au moment de la publication du présent travail, le théodolite magnétique 
que nous avions utilisé au cours de notre mission ayant été remis en état, 
M. Dufour, directeur de l'Observatoire météorologique et magnétique du Parc- 
Saint-Manr, voulut bien nous faire connaître que cette remise en état n'avait 
entraîné aucune modification de nature à modifier les éléments entrant dans la 
formule destinée à fournil* la composante horizontale. L'appareil se trouvant, 
dès lors, dans les mêmes conditions qu'à notre départ de France, M. Dufour 
détermina les conslanles des divers barreaux aimantés; les valeurs anciennes et 
actuelles sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 
CONSTANTES 
Barreau ii° i 1.579,5954 1.579,433-2 
Barreau 11° -2 Ï.58i,i5i4 T.58i,373o 
Barreau n° 3 ï.583.844 9 I.583,8 9 34 
«Les constantes actuelles, dit M. Dufour, sont presque identiques aux an- 
ciennes, et les différences sont dans la limite des erreurs d'observation. Dans 
ces conditions, vous pouvez affirmer que les appareils comparés au retour sont 
restés identiques à eux-mêmes, ce qui donne un poids énorme à vos observa- 
tions. » ( Lettre du 1 S février 1 <)io.) 
