i8 Nouveaux Microscopes. 
petites machines , qu'on peut regarder comme une efpecc 
particulière de Thermomètre j il faut fourrer en dedans un 
rilde laiton R S , plus menu que fon ouverture , après l'avoir 
mouillé dans toute fa longueur , en forte qu'y étant enfon- 
cé , fon extrémité d'en-haut furpaiTe de deux lignes l'ouver- 
ture qui eft en P , afin qu'ayant plongé le menu bout du 
petit antonnoir dans la liqueur dont on veut garnir le Ther- 
momètre , on porte enluite fur l'extrémité R du fil ce 
même bout N par où la liqueur s'eft infinuée à la hauteur 
M N , de deux ou trois lignes , de manière que ce fil de 
laiton y entre ; puis preifant du doigt l'ouverture fuperieure 
de l' antonnoir , l'on fera defcendre la liqueur dans le Ther- 
momètre P Q_; ce qui fe réitérera autant de fois qu'on le 
jugera à propos : & ce Thermomètre ainli préparé fe pourra 
tranfporter par tout. 
Lorfque l'on voudra garnir d'une goutte le concave ou 
porte-objet du Microfcope , il n'y aura qu'à pofer le bout P 
du Thermomètre dans ce concave , &c envelopper fa boule 
avec les doigts , afin qu'en échauffant & raréfiant quelque 
peu l'air qu'elle contient , il en puiffe hure fortir un peu de 
liqueur. Et il faut remarquer que quand on aura mis du 
vinaigre , par exemple dans l'un de ces Thermomètres , il 
n'y faudra pas mettre d'autre liqueur , parce que la feule 
vapeur du vinaigre feroit mourir fubitement les petits infec- 
tes de cette liqueur. 
Enfin fi l'on veut que ces petits Thermomètres fervent 
plufieurs fois , il faudra en faire fortir la liqueur qui y fera 
reliée après s'en être fervi durant quelque tems ; parce que 
venant à s'épaillir par l'évaporation , ce qui reliera ne man- 
querait pas 'de faire une crade allez épaifîe pour rendre 
cette petite machine incapable de fervir une autre fois. 
CHAP. 
