it Nouveaux Microscopes. 
mittes , Sec. il faudra faire plulieurs pièces femblables à la 
deuxième , garnie chacune d une petite feuille de talc bien 
tranfparente qui tienne en E , & attacher auffi de même 
ce qu'on veut voir , y employant les lentilles qui convien- 
nent le mieux à chacun des objets qu'on y aura attachez. 
L'on fçaura au refte qu'il y a des objets qu'il faut exami- 
ner à la lumière d'une chandelle , plutôt qu'à celle du jour 
pour les bien appercevoir. 
Que la féconde pièce de ce Microfcope doit avoir une 
ouverture allez fpacieufe pour pouvoir facilement ôter la fa- 
leté que laiffent les liqueurs qu'on y avoir mifes en expé- 
rience , tant fur le verre que fur le talc , ce qui s'exécute en 
mouillant d'un peu de falive un petit linge dont on couvre 
le doigt pour détremper & elfuyer ces endroits , qui doi- 
vent être très -nets avant que d'y remettre de nouvelle 
liqueur. 
Et qu'enfin la plupart des pièces de ce Microfcope peu- 
vent être conftruites d'argent ou de laiton , d'ébene , &c. 
Pour peu que l'on fane de réflexion fur tout ce que nous 
avons dit de la conftruclion & des nfages des Microfcopes , 
l'on jugera de la necefïité qu'il y a d'en avoir de plus d'une 
forte , fi l'on délire de fatisfaire pleinement fa curiofité là- 
deffus. 
CHAPITRE VI. 
Dejcription d'un fîxiémt Microfcope à liqueurs 3 d'une conf, 
truçlion fort Jïnguliere } pour mettre en ufage 
les lentilles d'un tres-petit foyer. 
LE defTein APO, reprefente ce Microfcope tout en-" 
tier. 
B , eft une petite platine d'argent ou de laiton de peu 
d'épailfeur , au milieu de laquelle eft un trou rond d'environ 
penche 9. quatre lignes de diamètre. 
Pu voit au haut de cetpe platine une petite entaille d'unç 
