52, Nouveaux Microscope 4. 
demis , dont le milieu H eft occupé par la lentille , que l'on 
voit feule du côté droit ; & G eft la virole qui arrête cette 
lentille ; parce qu'elle eft propre à faire reftbrt. 
La pièce F , qui eft à gauche du Microfcope , eft fa boë- 
te , qui luy fert aufti de bafe , pour le tenir plus facilement. 
Le deffein aufti marqué F , qui fe voit du côté droit du 
Microfcope ? eft le profil de cette même boë'te , pour en faire 
voir le dedans & fon épaifléur. 
Le troifiéme Microfcope à canon eft conftruit comme le 
fécond , à la referve feulement qu'il pafle une bafe viftee au 
travers de la pièce E E , dans laquelle on a fait un écrou ; &C 
c'eft fur le deftus de cette pièce viftee que fe pofent les ob- 
jets pour y être examinez , en hauftant ou en baiftant la vis 
qui les foutient. 
CHAPITRE IX. 
Des ufeges que l'on peut tirer des Microfcopes dont je uiens 
de parler. 
APrès avoir expliqué les diverfes manières de monter 
les Microfcopes à canon de verre , il faut dire quelque 
choie des principaux ufages que l'on en peut tirer -, & quoy- 
que ces Microfcopes ne puiflent point fervir à voir les ani- 
maux des liqueurs , on ne les doit pas négliger pour cela. 
Ce que je vais dire de leurs proprietez, fervita à perfuader 
de la neceflité qu'il y a de s'en fervir. 
Pour obferver les petites graines des plantes , & pour en 
découvrir facilement toutes les beautez , il les faut répan- 
dre chacune à part fur des petits portes-objets blancs &C 
noirs , où vous aurez mis un peu d'eau gomée pour les y at- 
tacher proprement ; afin de mettre après cela ces portes- 
objets l'un après l'autre fur Je fond du troiiiéme Microfco- 
pe j car il eft tres-commode pour faire l'examen de ces grai- 
nes , & d'autres petits corps femblables en grofteur que Ton 
veut conferver long-tems, 
