52 Nouveaux Microscopes; 
mettre en la place de cette dernière lentille e , un oculaire 
concave , qui convienne à la longueur du foyer du verre d, j 
qui deviendra l'objectif de cette lunette. Et il faut remar- 
quer que le concave cil dans une partie de fa monture , 
place dans une petite boëte pratiquée au-dedans de la foii- 
dite du couronnement B g h, comme on l'y peut remar- 
quer. 
Enfin s'il étoit néceffaire , on pourroit encore pouffer la 
curioiité plus loin 3 &c trouver dans cette machine dequoy 
faire une féconde lunette d'approche , fans augmenter le 
nombre des verres que nous y avons employé jufqu'à prefent, 
laquelle lunette feroit paroître les objets renverfez , à l'imi- 
tation de celles qui s'appliquent aux niveaux , aux quarts de 
cercles , &à celles qui fervent aux Aittonomes pour faire les 
obfervations celeftes. 
Pour l'exécuter , il n'y auroit qu'à fe fervir de l'oculaire c , 
& du verre du milieu marqué d ; & parce que cette lunette 
deviendroit plus longue que la précédente , il faudroit qu'elle 
contint un fécond bout de tuyau , à l'une des extrémitez du? 
quel il y aura une petite monture , qui fervira à mettre l'o- 
culaire marqué c. 
Il ne refte plus qu'à ajufter au bas de la tige du Microf- 
eope une petite pincette , pour y attacher les animaux tout 
vivans j &c à taire des portes-objets qui conviennent aux lir 
queurs & aux autres objets qu'on veut obierver. 
m&SZESÊ œ ****™ ** ^ ^ jj^j g; jgS ggâg 
CHAPITRE XV. 
Defcription d'un nouveau Microfiope umverfel , e>> de 
Je s ufages. 
ON a defiré depuis long - tems d'avoir un feul Microf- 
cope qui fut portatif & univerfel , c'eft-à-dire un inf- 
trument qui puiffe fervir à obferver toutes fortes de petits 
objets j les durs , les mois , & tout ce qui fe peut voir dans 
J,es liquides. En voicy un que l'on croit capable de renfer- 
