^4 Nouveaux Microscopes. 
L'oculaire marqué H , doit avoir fix lignes de foyer : le 
verre I du milieu fera d'un pouce ; & K, qui reprefente la 
lentille , aura pour le moins deux lignes de toyer. 
La diftance de l'oculaire au verre du milieu fera de quin- 
ze lignes ou environ ; celle du verre du milieu à la lentille ,, 
fera de deux pouces ; & la diftance de l'œil à l'oculaire , fera 
d'environ quatre lignes. 
Enfin fi l'on veut faire un Microfcope à deux verres , il n'y 
aura qu'à fupprimer celuy du milieu , & laifler le refte en l'é- 
tat qu'il fe trouve. 
Ce Microfcope à deux ou à trois verres , étant ainfi conf- 
truit , s'enchaffera dans la virole représentée en L ; en forte 
qu'il y foit fermement arrêté. M eft le profil de cette virole, 
qui eft un peu ouverte du fens de fa largeur , afin qu'elle fane 
l'office d'un reftbrt : fon épaiffeur , qui eft vûë en N , doit 
être imaginée plus haute que le plan O , fur lequel fa partie 
baffe eft enchafiée de dix lignes ou environ en profondeur. 
Ce plan O reprefente une petite platine mince de laiton; 
d'environ quatorze lignes en quatre , percé au milieu d'un 
trou rond qui a cinq lignes de diamètre , dont l'ufage eft de 
recevoir la bonnette qui fixe la lentille du Microfcope , com- 
me cela fe peut remarquer au-deflbus de la lettre P , qui eft 
le profil de Tépaifieur de cette platine O. 
Cela étant ainfi préparé , on engagera cette platine P Q,," 
entre la pièce À & le reffort C de la première Fig. Planche 
16 j par ce moyen on aura le plaifir d'appercevoir tout ce qui 
fera dans une petite goutte d'une infufion mife fur le porte- 
objet du Microfcope , & d'y découvrir un champ beaucoup 
plus grand que n'eft celuy que l'on découvre ordinairement 
avec une feule lentille , mais avec moins de clarté. 
Il a encore un avantage particulier , qui eft de fetvir à dé- 
couvrir les objets d'une diftance plus grande que Ton ne fe» 
roit avec une lentille d'un tres-court Foyer. 
Ce Microfcope à deux ou à trois verres , étant monté de 
même que ceux qui font compofez d'autant de verres , fer- 
vira aux mêmes ufages. 
En continuant de parler des ufages du Microfcope univer- 
fel , nous dirons que pouvant écarter , tant & fi peuo^u on le 
