6% Nouveaux Microscopes. 
dent , -eprefentées dans la Planche 16. Figure r. & t. par les 
lettres A , B B , C, & expliquées dans le Chapitre XV. qui 
précède celuy-cy. 
M M , font deux reiforts de laiton attachez fermement 
l'un à droite & l'autre à gauche , de la largeur de la pièce 
A A , par le moyen de deux vis dont on voit les têtes , &: de 
deux petites goupilles invilîbles , qui font rivées aux extré- 
mitez d en-bas de ces renorts , courbez en deux fens difte- 
rens , comme on le peut remarquer en h & en m , afin de 
faciliter l'entrée , & l'enfoncement des diverfcs pièces qui 
doivent s'introduire derrière ces mêmes reiforts. 
Au milieu de l'épaifleur , & à l'extrémité fupericure de la 
maîtrefle pièce A A , ou a a , il y a une ouverture faite en 
forme d'un petit quarré long , dont les moindres côtez font 
également diftans de la largeur de la platine A A , dans la- 
quelle on fait entrer le bras vertical d'une petite règle de 
laiton d'environ vingt lignes de longueur , & de trois lignes 
de largeur , pliée par le milieu pour former une équerre , 
dont le bout horifontal n porte la virole p , qui fait reffort , 
dans laquelle on fait mouvoir le canon O , garni de même 
que celuy du Microfcope précèdent. 
Les portes-lentilles, les portes -objets , les portes-pincet- 
tes , &c. s'éxecutent de même qu'ils font représentez dans les 
Planches du premier Microfcope univerfel ; & les ufages de 
foutes ces pièces doivent être icy les mêmes , c'eft pourquoy 
nous n'en parlerons pas. 
CHAPITRE XVII. 
Explication d'un troifiéme e> dernier Microfcope nouveau 
Z2* universel. 
Tf E vais finir la première Partie de ce Livre , par l'expli- 
■ % f cation d'un troifiéme Microfcope nouveau , & un peu 
plus univerfel que le précèdent , où nous n'avons employé 
que 4es cétarts pour faire voir la circulation du fang } au Hpu 
