74 
Nouveaux Microscopes. 
CHAPITRE XVIIL 
• Comment on doit ajufier une Lamproye , une Anguille , ou un te'- 
tart , dans un tuyau de verre , d'argent ou de laiton. Comment 
on applique ces tuyaux dans la machine représentée en la Flan- 
che zi. JFig. 4, Et enfin comment cette même machine doit être 
placée dans la capacité du corps du Microfcepe. 
POur cet effet prenez un de ces tuyaux , qui foît un peu 
plus court que la lamproye , ou l'anguille que l'on y 
voudra faire entrer , & tellement conftrait , que l'un de fes 
bouts foit taillé à peu près comme celuy d'une plume à écri- 
re , pendant que l'autre bout du même tuyau fe terminera 
en pointe un peu émouffée & percée , afin que l'animal qu'on 
y fera entrer y puiffe facilement refpirer. Il faut obferver 
que le tuyau dans lequel on fera entrer le poiffon ne doit 
pas être trop grand , parce qu'il en pourroit fortir de luy- 
même , après l'y avoir fait defcendre , en commençant par 
la tête. 
Cela fuppofé , arrêtez la queue de l'animal après l'avoir 
fait furpaller de quelques lignes , le bout d'en-haut du tuyau 
taillé obliquement , avec un peu de papier ou de linge , que 
vous ferez entrer dans ce tuyau fans beaucoup preffer la 
queue de l'animal , qu'il faudra faire répondre fur le verre à 
couliflè y enfuite de quoy il n'y aura plus qu'à mettre cette; 
machine , ainfi préparée , dans l'efpace vuide du corps de ce 
Microfcopc , en l'y arrêtant du fens qu'il faut , derrière les 
refforts d'acier que l'on voit reprefentez en V V , de la pre- 
mière Fig. Planche 2.0. faifanx encore répondre le bout de la 
queue' de ce poiffon vis-à-vis la lentille que l'on mettra faci- 
lement au point de diftinétion , par le moyen de la grande 
roue à dents ; alors vous aurez le plaifîr d* obferver à loilir le 
mouvement du fang à la lumière du jour , ou à celle d'une 
chandelle. 
Je ne devrois rien dire icy de la préparation du tétart , 
parce que j'en ay parlé dans l'ufage du premier Microfcope 
univerfel , 
