des Microscopes. SeC. Part. Chap. XIX. 9 
Il eft facile de comprendre que ce dernier Microfcope ne 
pourra fervir utilement que pour examiner des corps tranf- 
parens , puifqu'il refteroit trop peu d'efpace entre les corps 
opaques qu'on y placeroit, & la lentille objective marquée 
11 y pour que la lumière y pût tomber & s'en réfléchir en 
affez grande quantité ; & qu'après la perte qui s'en feroit 
faite à la rencontre des verres du Microfcope , il en arrive 
encore affez dans l'œil du Spectateur, pour y faire une im- 
preffion fuffifamment fenfible. 
CHAPITRE XX. 
Defcription & ufage d'un nouveau Microfcope univerfel 9 
à deux y à trois & à quatre verres. 
L'Oculaire que l'on voit en A , peut avoir environ 
feize lignes de foyer ; fa diftance à l'œil eft à-peu-près 
de dix lignes. 
Le verre du milieu qui fe voit en B , Pl. 24. figure 1. a 
trente lignes de foyer ; fa diftance à l'oculaire eft de treize à 
quatorze lignes. Ce verre eft monté dans un bout de tuyau 
qui entre dans celui qui contient l'oculaire , en forte qu'on 
peut l'en approcher nn l'en éloigner , pour l'arrêter dans 
l'endroit où l'on le jugera capable de produire le meilleur 
effet qu'il fera poffible. 
La lentille qui fe voit en C , peut être de trois , quatre ou 
cinq lignes de foyer ; fa diftance au verre du milieu eft d'en- 
viron quatre pouces neuf lignes : & parce que les deux ver- 
res A , B , font montés dans un tuyau particulier qui entre 
dans un plus gros & plus long , ces deux verres peuvent être 
approchés plus ou moins de la lentille C , pour faire paroître 
l'objet plus ou moins gros. 
Il y a deux autres petits verres repréfentés en D , Pl. 24. 
fîg. 2. qui font montés dans une petite pièce d ebene , pour 
fervir comme d'un ièul oculaire , qui fe monte quand on veut 
en la place de celui qui eft en A. Ce Microfcope eft bon à 
deux verres , à trois , à quatre , à cinq , & fes effets font dif- 
Tome II. Part. II. {B) 
• 
