%4 Description et usace 
Puis ôtant celle-ci de fa place , en mettant l'autre dans la 
Tienne , vous en aurez un autre qui fera un autre effet , puis- 
que fon foyer eft différent de celui de l'autre verre , flg. 8. 
Yoilà donc un moyen infaillible de faire paroître un objet 
de huit grofleurs différentes. 
J'oubliois d'avertir que la diftance d'entre le repos des 
deux verres n'a tout au plus que fix lignes , & que cette dif- 
tance peut être plus ou moins grande , en obfervant feule- 
ment de n'éloigner ces deux verres l'un de l'autre , qu'autant 
qu'il faut pour que le foyer de l'un fe trouve plus près de 
l'autre verre, que n'eft la diftance de ce verre -ci à fon 
foyer. 
C'eft-à-dire de faire enforte que l'un des foyers pafle au- 
delà du foyer de l'autre. 
Sur ce fondement l'on pourra faire avec les deux oculai- 
res dont nous venons de parler , tant de Microfcopes que 
l'on voudra avec d'autres verres de foyers différens , qui au- 
ront de femblables propriétés. 
Je ne dis rien des autres avantages de ces Microfcopes , 
l'expérience les fera affez connoître : il fuffit d'avertir feule- 
ment que les trois premières figures font voir la fituation des 
verres des trois premiers articles , & que les deux autres re- 
préfentent les deux verres qui fervent feuîs pour les loupes. 
Si les rppoc ou leuïLlux-oc ejui font dan5 Ici DOlte Ont ttOp 
de diamètre , il y faudra mettre des diaphragmes dont les 
ouvertures foient proportionnées aux foyers des oculaires 
qui feront pofés deffus ; par ce moyen l'objet qu'on voudra 
examiner , en fera vû plus diftinclement qu'il ne le feroit fans 
ce fecours. 
CHAPITRE XXIII. 
Nouvelle méthode pour monter les Microfcopes à canon de verre % 
L'Expérience m'ayant fait connoître qu'il étoit difficile 
de conferver long -temps un Microfcope à canon de 
verre , fans avoir le chagrin de le trouver caffé au bout de 
