des Microscopes. Sec. Part. Chap, XXIII. ï 5 
quelques jours , j'ai crû qu'on pouvoir, très - utilement en 
conftruire de cette forte , en évitant le fracas que font les 
montures ordinaires : en voici la manière. 
Préparez le canon du Microfcope que vous voulez mon- 
ter, enforte que les deux ouvertures rondes fe trouvent pa- 
rallèles entr'elles ; collez enfuite une bande de velin au bas 
de ce canon , d'environ trois à quatre lignes de largeur, qui 
en falTe le tour entier , faifant enforte qu'une moitié de la 
largeur de cette bande foit appliquée fur le canon de verre , 
& l'autre moitié fur l'épailTeur du bord d'un morceau de 
glace bien arrondi , pour le faire fervir de fond au canon du 
Microfcope : faites faire après cela un pié d'ébene , ou de 
3uelqu'autre bois qui foit le plus fec qu'il fera poffible. Le 
effus de ce pié doit être creufé , pour y loger feulement 
l'épailTeur du morceau de glace qui lèrvira de bafe au canon, 
Pour en faire le couronnement , voici comment il s'y faut 
prendre. Préparez un cercle de bois bien fec , épais d'envi- 
ron une ligne : de ce cercle ôtez-en un autre qui ait deux 
lignes ou environ moins de diamètre ; pofez le refte fur la 
partie fupérieure du canon , & l'y collez , afin que la pièce 
d'ébene qui aura un écrou , fe puifle coller fur fa furface fu- 
périeure , en n'embraffant feulement que l'épailTeur de la 
pièce platte qu'on a attachée avec la bande de parchemin. 
La Vis qui doit enchâf7>>t- l'nrnlairp , fia £^r» >i l'ordinaire y & 
la plus groffe qu'il fera poffible , afin de laifier une grande 
ouverture à l'entrée du canon , pour y mettre les objets 
qu'on y voudra obferver. Il eft facile de juger que ce Mi- 
crofcope ainfi conftruit , pourra fubfîfter très- long-temps , 
& qu'il fera facile de le nettoyer quand on voudra , tant au- 
dedans qu'au- dehors , à caufe de la grande ouverture qu'on 
y aura laifTée libre» 
