126 
liehen T heilen eine Nachbildung desjenigen Apparates ist^ dessen 
man sich zur Bestimmung der Salpetersäure im Wasser nach 
dem Verfahren von Schulze-Tiemann bedient. 
a ist ein Rundkolben mit aufgelegtem Rande von annähernd 
200 cc Rauminhalt^ welcher durch einen zweifach durchbohrten 
Kautschukpfropfen dicht geschlossen ist. In jeder der beiden 
Bohrungen steckt ein im spitzen Winkel gebogenes, beiderseits 
offenes Glasröhrchen h und b^ von etwa 3 mm lichtem Durch- 
messer, so dass die durch die Bohrungen des Pfropfes gehenden 
Enden der Röhrchen gerade ins Innere des Kochkolbens hinein- 
ragen. An die anderen freiliegenden Enden der Glasröhrchen 
sind die passenden Kautschukschläuche c und c^ mit Drahtliga- 
turen sorgfältig befestigt, an welchen die Quetschhähne d und r?, 
angebracht sind. Das untere Ende des Kautschukschlauches c | 
ist mittels Drahtligatur mit dem Glasröhrchen e verbunden, j 
welches eine zweckentsprechende Länge und annähernd 3 mm 
lichten Durchmesser hat und mit seinem freien Ende in das vor- 
gelegte Spitzglas eintaucht, welches zur Aufnahme der entspre- 
chenden Lösungen, respektive von destilliertem Wasser dient, i 
• Der Kautschukschlaucli c, hat die Bestimmung, die Verbindung ! 
