57 
Forschungsreisenden ausgedehnte und vorteilhafte Verwendung. Das System 
umfaßt zwei Arten von Instrumentchen, die eine ohne Neigungsmesser 
(Klinometer), die zweite mit einem solchen. Die erste Art bezeichnet der 
Amerikaner als Locke hand level, die zweite Art, eine englische Modifi- 
kation, nach dem Hauptmann Abney als Abney level and clinometer. 1 ) 
Beiderlei Instrumentchen werden seit etwa zwei Jahren auch von der 
heimischen math.-mech. Werkstätte R. & A. Rost in Wien, XV., in hand- 
licher Form, mit 12 cm langem Diopterrohr, sorgfältigst ausgeführt. Figur 3 
gibt ein Lichtbild des Rostschen Abney level. Figur 4 zeigt, wie im 
Okular das gleichzeitige Sehen von Zielobjekt, Objektiv-Metallfaden und 
Libellenblase zustande kommt und Figur 5 zeigt den Anblick im Diopter- 
rohr bei erfolgter Einstellung des Instrumentchens auf eine bestimmte 
Visur. — Der Gradbogen des Instrumentchens ist von Grad zu Grad geteilt 
und läßt mittelst Nonius eine Ablesung bis auf 10 Minuten zu. Außerdem 
trägt er eine Prozentteilung von 2 zu 2%. Bei Horizontalvisuren muß 
natürlich die Libellenachse parallel zur Visierrichtung, also der Index des 
Gradbogens (Klinometers) in Nullstellung geklemmt verbleiben. 
Die Messungen zeigten zunächst, daß die augenblickliche Hal- 
tung des Körpers und im besonderen des Kopfes (die Nickbewegung) 
einen auffallenden Einfluß ausüben. Es ist daher auf eine möglichst 
gleiche Körper- und Kopf-Haltung zu sehen. Bei beiden Beobachtern 
zeigt sich anfänglich eine Vergrößerung der Augenhöhe. Unab- 
hängig von einander — die Beobachtungen erfolgten in verschie- 
denen Räumen und ohne gegenseitige Einsichtnahme der Daten — 
kamen beide Beobachter auf möglichste Streckung, auf möglichst 
stramme Haltung des Körpers, weil diese die geringsten Ver- 
änderungen erwarten läßt. Die Beobachtungen (S — S) sind mit 
Schuhen ausgeführt. Ein Schuhwechsel wurde am 15. Dezember 
vorgenommen. Die Beobachtungen (L — L) sind ohne Schuhe 
ausgeführt. 
Der mittlere Fehler m 
in der Bestimmung der 
Augenhöhe fand sich aus mehreren (2 bis 6) unmittelbar auf- 
einanderfolgenden und zu verschiedenen Zeiten (N mal) wieder- 
holten Messungen für Beobachter L bei bequemer aufrechter 
Haltung (N 3) mit + 6*1 mm, bei möglichst gestreckter Haltung 
(N = 66) mit + 1*3 mm. Für Beobachter S ergab sich bei möglichst 
gestreckter Haltung (N = 142) der mittlere Fehler m = + 1*5 mm. 
] ) Vgl. W. & L. E. Gurley, Manual of the principal Instruments 
used in american engineering and surveying, Troy, N. Y., U. S. A. 1891. 
p. 218, 219 (1908, p. 243, 244). 
