57 
wandigen Glasröhre m umgeben, welche am unteren Ende ge- 
schlossen ist und im oberen Theil die kleine Oeffnung j besitzt. 
Sie hat eine Länge von circa 38 cm. und einen Durchmesser, 
dass der kleinste Abstand zwischen r und m etwa 2 mm. beträgt. 
Die Glasröhre m ist von der Glasröhre y umgeben, welche eine 
Wandstärke von 2 mm., einen lichten Durchmesser von 60 — 65 mm. 
besitzt und 55 bis 60 cm. lang ist. Die Glasröhre y ist beiderseits 
völlig dicht mittelst der zweimal durchbohrten Kautschukpfropfe 
l und Je geschlossen. In der einen Bohrung des Pfropfes l sitzt 
die Röhre r, während durch die andere Bohrung desselben 
Pfropfes das Innere der Röhre m mit der kupfernen Kühlschlange 
b und durch diese mit der Metallflasche d verbunden ist. Durch 
die centrale Bohrung des unteren Kautschukpfropfes Je geht der 
feste Stahldraht ö, welcher durch das Kreuz in centraler Stellung 
erhalten wird, am oberen Ende ein Ebonitstäbchen trägt und 
dazu dient, die Röhre m zu tragen und den oberen Rand der- 
selben an den Kautschukpfropf l dicht anzupressen. Durch die 
zweite Bohrung von Je ist das Innere der Röhre y mit einer 
Saugpumpe verbunden. Die Metallflasche d ist von dem Kühl- 
gefäss p, die Schlange b von dem Kühlgefäss c umgeben. Beim 
Gebrauch befindet sich in p eine Kältemischung von Eis und 
Kochsalz oder von Eis und krystallisirtem Chlorcalcium, in c eine 
Kältemischung, bestehend aus einem dicken Brei von fester Kohlen- 
säure und Aether. 
Das Experiment wird nun in folgender Weise ausgeführt : 
Durch entsprechendes Oeffnen des Schraubenhahnes des Gefässes 
d lässt man das in der Metallflasche d befindliche Aethylen, 
welches bei der Verdichtung des Sauerstoffs etc. als Kühl- 
flüssigkeit dient, in die Kupferschlange b treten, welche es 
ausserordentlich stark abgekühlt verlässt, um in die Röhre m 
einzutreten. Das flüssige Aethylen sammelt sich in m. während 
seine Dämpfe durch die Oeffnung j nach y übertreten und von 
hier durch das Röhrchen s mittelst der Saugpumpe abgesaugt 
werden können. Ist die Röhre m mit Aethylen fast gefüllt, so 
wird durch entsprechende Thätigkeit der Saugpumpe das Aethylen 
zum starken Verdunsten gebracht und etwa l /s bis V2 der Flüssig- 
keit verdunstet, wodurch man die zur Verflüssigung des; Saue r- 
stoffs, respective des Stickstoffs erforderlichen Temperatur- 
Erniedrigungen erzielt. Erst wenn die gewünschte Temperatur- 
Erniedrigung erreicht ist, lässt man aus a das zu verflüssigende 
