42 
und Siegellacktiberzuges das beiderseits offene Glas- 
röhrchen b vollständig dicht befestigt ist. Das Röhrchen 
b hat eine Länge von 60 bis 70 Centimeter, einen lichten 
Durchmesser vom 2 — 3 mm., ist ziemlich dickwandig und b 
reicht mit seinem unteren Ende bis fast auf den Boden 
des Röhrchens a. Ist die Verbindung beider Röhrchen 
völlig dicht hergestellt, so erwärmt man das Röhrchen 
a über der Spirituslampe entsprechend stark , taucht 
sodann das freie Ende von b in eine farbige Flüssigkeit, 
Avelche in Folge Abkühlung der im Röhrchen a befind- 
lichen Luft nach a eintritt. Man lässt auf diese Weise 
so viel Flüssigkeit eintreten, dass dieselbe den Boden 
von a etwa 1 Centime ter hoch bedeckt. Man lässt nun 
den Apparat Zimmertemperatur annehmen, worauf man 
durch b soviel Luft vorsichtig nach a einbläst, dass der 
Faden der farbigen Flüssigkeit bei Zimmertemperatur 
bis etwa in die Mitte des auf a herausragenden Theils 
von b reicht. An diesen Theil befestigt man eine aus einem 
Papierstreifen hergestellte verschiebbare Scala. Wie leicht 
zu erkennen, stellt der kleine Apparat eine Art Luft- 
thermometer dar, welches sich den verschiedensten 
Bedürfnissen bequem anpassen und entsprechend 
corrigiren lässt. Mittelst dieses Luftthermometers fc 
lassen sich ausserordentlich geringe Temperatur- a 
Verschiebungen sichtbar machen. Befestigt man 
z. B. ein solches mittelst eines zweimal durch- 
bohrten Pfropfens dicht in eine dickwandige Trinkwasser- 
flasche A } in dessen zweiter Bohrung das Verbindungs- 
röhrchen B befestigt ist, so kann man mittelst 
des Kautschuckschlauches und einem kleinen 
Handblasebalg oder selbst 
mit dem Mund eine solche 
Luftverdichtung bewirken, 
dass man durch die damit 
verbundene Wärmeentwickelung die Flüssigkeit im 
Luftthermometer bis auf Va Centimeter zum Steigen 
bringt, worauf, wenn die Luft aus A wieder aus- 
tritt, ein noch stärkeres Sinken der Flüssigkeits- 
säule in der Thermometerröhre eintritt. Wendet 
man eine Luftpumpe an, so tritt das Sinken und 
