( 04 ) 
la l'ormule qui permet de déterminer K par la mesure de F et 
de Fo- 
Cet auteur a aussi employé la mesure de l'action mutuelle 
de deux sphères chargées entre lesquelles il avait interposé une 
couche de diélectrique, les forces ayant été mesurées par la 
balance de torsion. 
Les valeurs de constante K ainsi obtenues par Lefèvre con- 
cordent bien avec celles obtenues par la méthode plus parfaite 
des oscillations hertziennes. 
2. Méthode de Ziloff(*). — Elle est basée sur la formule (54). 
Zilofî a construit un électromètre à cadrans, de type très 
simple, se composant d'un vase cylindrique en verre sur la 
paroi intérieure duquel sont collées quatre bandes d'étain 
reliées métalliquement en croix. L'aiguille est formée de 
lames de platine parallèles aux génératrices du vase cylin- 
drique, et qui, reliées par un fil rigide, sont suspendues à un 
fil de torsion. L'une des paires des bandes d'étain est reliée 
à la terre, tandis que l'autre paire est reliée au pôle d'une 
batterie, dont l'autre pôle est mis à la terre. 
On mesure tout d'abord la force Fq s'exerçant entre l'aiguille 
et les cadrans dans l'air, et, ensuite, on remplit tout l'électro- 
mètre avec le liquide à étudier, ce qui fait varier la force; soit 
F sa nouvelle valeur. Le rapport de ces deux forces fournit 
immédiatement la valeur de la constante K. 
Cette méthode donnant de très bons résultats avait été beau- 
coup utilisée dans la suite et elle a subi certaines modifications 
ne changeant pourtant en rien ses traits généraux. Les données 
numériques obtenues se trouvent dans les travaux de Tomas- 
(*) D. SiLOFF, Pogg. Ann., 156, p. 389, 1875. 
