( 117 ) 
La constante K du fil de soie imprégné d'ozokérite ne m'est 
pas connue et j'admets qu'elle est égale à 2. Pour ces dimen- 
sions, on voit qu'on peut négliger devant et la formule (6) 
devient 
F. = ■ 
ce qui réduit en nombre, pour V = 8000 volts, donne 
p^ = _ 02^0001)2. 
Cette perturbation est donc tout à fait négligeable. 
Réglage des sphères. 
Deux sphères étant suspendues, comme je viens de le dire, 
il faut les placer à une distance bien connue et de façon que 
leurs centres soient sur la même verticale. Poin- satisfaire à 
cette dernière condition, on a placé deux cathétomètres soi- 
gneusement réglés, distants des sphères de 4 à 5 mètres, de 
façon que les lignes de visées forment un angle droit, ce 
qui a permis de ramener toujours le centre de la sphère infé- 
rieure sur la droite d'intersection de deux plans verticaux, 
déterminés par le centre de la sphère supérieure et les axes des 
deux cathétomètres dont la verticalité était certaine. Pour la 
mesure de la dislance, je me suis servi d'un cathétomètre de 
précision muni d'un tambour micrométrique donnant facile- 
ment t/î200 millimètres. Cet instrument avait été placé sur un 
socle en maçonnerie. La visée se faisait en ramenant le fil 
horizontal du réticule de la lunette à être tangent au bord de 
la sphère. Ce procédé n'a pas permis d'utiliser toute la préci- 
sion du cathétomètre, et les dislances ont été déterminées à 
O^mOl — 0*'"'02 près. Il est à remarquer que les fils de soie 
nouvellement préparés ne conservent pas une longueur con- 
stante. Avant de faire les mesures, les fils ont été tendus en y 
