( 130 ) 
chef. De plus, tenant compte de ce que les capacités de l'élec- 
tromètre pour les deux potentiels sont Ci et C^, on a la rela- 
tion 
v,r,^(v, + A,v)(a + s). (i3) 
Toutefois, Cl diffère peu de C.2 et nous pouvons admettre 
que, dans un petit intervalle, elles sont égales à la moyenne 
C = ^^^^-^ — ^ et, ainsi, on obtient, de (15), 
C^_Vf^. (14) 
La valeur-, ainsi obtenue, se rapporte seulement à une di- 
vision déterminée de l'électromètre. 
On abaisse ensuite l'électromètre pour rompre le contact 
avec la sphère et on décharge cette dernière. Ainsi, on se 
trouve de nouveau dans les conditions d'avant la première 
mesure, mais le potentiel de l'électromètre est plus bas. On 
répète les mêmes opérations et observations, ce qui fournit une 
C 
nouvelle valeur de - correspondant à une autre division de 
l'électromètre. 
On parcourt ainsi l'échelle tout entière de l'électromètre en 
déterminant des valeurs de — à des positions différentes de 
l'aiguille et en maintenant S invariable, c'est-à-dire un couple 
de sphères déterminées, placées à une distance fixe. La même 
série d'observations est répétée plusieurs fois et les chiffres 
obtenus servent à tracer une courbe de rapports - en fonction 
des divisions de Téleclromètre. Cette courbe est nécessaire, car 
les mesures directes donnent les valeurs de - se rapportant à 
des divisions différentes de l'échelle de l'électromètre et, de 
plus, elles nivellent légèrement les erreurs expérimentales. 
Elles fournissent, enfin, la valeur de ^ pour n'importe quelle 
division de l'électromètre et pour un S donné. 
