( 465 ) 
ont été les mêmes que dans le cas des actions des sphères. 
Quelques modifications d'ordre technique vont cependant être 
indiquées. 
Évaluation du potentiel effectif. 
Nous avons déjà vu dans le chapitre précédent que cette 
détermination demande le plus de soin. L'emploi de l'électro- 
mètre de Kelvin ne donnait pas, dans le cas actuel, des résul- 
tats suffisamment exacts, surtout à cause de sa grande capacité 
en comparaison de celle des conducteurs étudiés. Il était néces- 
saire d'employer un électromètre de capacité plus faible et 
donnant une plus grande précision. Dans ce but, j'ai construit 
un appareil du type de l'électromèlre d'Ebert. Dans une cage 
en verre, recouverte intérieurement de feuilles d'élain, sont 
placés verticalement deux disques en laiton entre lesquels on 
peut créer un champ électrique uniforme. Au milieu de ce 
champ est suspendu, sur un bifilaire, un ellipsoïde de révolu- 
tion, construit en aluminium, qui est muni d'un miroir et d'un 
amortisseur d'oscillations. L'ellipsoïde et un des disques sont 
mis à la terre, tandis que l'aulre disque est relié au conducteur 
dont le potentiel doit être déterminé. L'ellipsoïde étant réglé 
par un procédé optique de façon que son axe soit dirigé à 45° 
des lignes de force du champ, on établit le champ sous l'action 
duquel l'ellipsoïde tournera d'un certain angle autour de l'axe 
du bifilaire. Pour mesurer cet angle, on projette l'image du fil 
d'une lampe à incandescence sur le miroir, et le mouvement de 
ce dernier déplace le faisceau de lumière réfléchie tombant 
sur une échelle en verre mat, placée à une certaine distance 
(200 centimètres dans nos expériences). L'étalonnage se fait 
soit par comparaison avec les indications de l'électromètre de 
Kelvin, soit par la décharge d'une capacité connue à travers un 
galvanomètre balistique. 
Au moyen de cet instrument, qui montrait une division par 
8 volts pour un voltage voisin de 8000 volts, j'ai mesuré les 
corrections nécessaires à l'évaluation du potentiel effectif. Le 
Q 
procédé de mesure de - de A,V A^V..., ainsi que le calcul 
