1064 
M. Samec, 
meinen Plan auszuführen und teile nachstehend die bisher 
gewonnenen Resultate mit. 
Arbeitsmethode. 
Es war von vornherein wünschenswert, die kompendiöse 
Wiesner'sche Lichtmeßmethode auch bei diesen Messungen 
beizubehalten, was größtenteils auch möglich war. Weil aber 
der Ballon selbst einen großen Teil des Lichtes, namentlich das 
wichtige Zenithlicht abhält, mußte das Papier möglichst weit 
vom Korbe exponiert werden, wozu ich eine eigene einfache 
Apparatur zusammengestellt habe. 
Auf einem 14 cm langen, 11cm breiten Holzbrettchen 
brachte ich zwei der Länge nach parallel laufende Karton- 
streifen von 2 cm Breite in einem Abstände von 4 cm so an, 
daß von dem Zwischenraum aus unter dieselben die Enden der 
lichtempfindlichen Papierstreifen eingeschoben werden können. 
Seitlich an den beiden Längskanten des Brettchens laufen 
zwei Holzstücke (O'Scm hoch, 1cm breit), welche an der 
Innenseite einen 0* 3 cm tiefen Kanal führen. Zwischen diesen 
bewegt sich ein 0'5mm starkes Stahlblech (s), dessen Dimen- 
sionen so gewählt sind, daß es einerseits in den Führungsnuten 
glatt beweglich ist, andrerseits die halbe Länge des oben 
erwähnten Brettchens bedeckt. Das Profil dieser Anordnung 
zeigt die beiliegende Skizze. 
In der Mittellinie des Brettchens, 3' 5 cm von einem Ende 
entfernt, ragt nach unten ein Metallzapfen, um welchen ein 
gleicharmiger Holzhebel (h) von 20 cm Länge, 3 cm Breite und 
O'Qcm Höhe in der Horizontalebene drehbar ist. Beide Enden 
führen an den Außenflächen Ösen, in welchen Schnüre befestigt 
werden. An einem Ende des Hebels steht senkrecht ein 28 cm 
hoher, 1 -5 cm breiter und O'S cm dicker Arm. 
Alle. Holzteile habe ich mit Öl imprägniert und mit Tusche 
matt geschwärzt. 
Der ganze Apparat wurde auf einem 2 • 5 m langen Bambus- 
rohr (r), 25 cm von einem Ende entfernt, befestigt, so daß der 
Metallschieber nach oben, der Hebel gegen das Rohr zu liegen 
kam. Durch zwei Federn wurde der Metallschieber immer über 
der dem kürzeren Stockende anliegenden Seite gehalten und 
