1250 
C. Doelter, 
Bei den künftigen Versuchen wird trotzdem vielleicht auf 
horizontale Elektroden aber mit großem Abstände wieder 
zurückzukommen sein, um die Polarisation zu vermeiden oder 
vielleicht auf weitere U-Röhren von 5 bis 6 mm Durchmesser, 
denn engere Röhren als 5 mm können aus den angegebenen 
Gründen nicht verwendet werden. 
Versuche mit vertikalen Elektroden. 
Es wurde dann zu den gewöhnlichen Tauchelektroden 
zurückgegangen. Die Elektroden sind mit einem Platinbügel 
verbunden, der in eine Öffnung der Seitenwand des Tiegels 
hineinpaßt und dort mit demselben Material, welches zur Her- 
stellung des Tiegels diente, eingekittet war, so daß ein Ver- 
rücken der Elektroden ausgeschlossen war. 
Die Dimensionen der Elektroden waren keine großen: 
200 mm^. Ihre Dicke betrug 1 mm. 
Der Abstand der Elektroden betrug hier zumeist lO'bmm. 
Auch hier ist das Minimum nicht immer sehr deutlich, obgleich 
die Widerstände ja viel größer sind als bei wässerigen Lösungen 
oder bei den geschmolzenen Chloriden. 
Temperaturmessung. 
Eine nicht leicht zu überwindende Schwierigkeit war die 
der Messung der Temperatur der Schmelze, sie rührt haupt- 
sächlich von dem Umstände her, daß vermieden werden mußte, 
das Thermoelement, respektive dessen Schutzrohr in die 
Schmelze eintauchen zu lassen, um nicht bezüglich der Leit- 
fähigkeitsmessungen Fehler zu erhalten und, da die Tiegel 
ohnehin nicht mehr als 30^ faßten, das Volumen zu verkleinern. 
Auch wurde die Berechnung und die Bestimmung der spezi- 
fischen Leitfähigkeit dadurch erschwert. 
Es wurde daher das Thermoelement so eingeschoben, daß 
es unmittelbar auf der Oberfläche der Schmelze sich befand. 
Angreifbarkeit des Tiegelmaterials. 
Die zahlreichen Versuche ergaben, daß die Kaolin — Quarz- 
mischung den Angriffen der angewandten Silikatschmelzen, 
auch der dünnflüssigen Hornblendeschmelze widerstand, so 
