1252 
C. Doelter, 
3. Luftblasen sind bei der Anordnung mit horizontalen 
Elektroden viel störender als bei vertikalen Elektroden, da sie 
durch die obere horizontale Elektrode am Aufsteigen gehindert 
werden und daher ernstliche Störungen hervorrufen können, in 
einem Falle wurde durch solche Luftblasen die obere Elektrode 
auf die äußere Seite gehoben, wodurch die weiteren Messungen 
unmöglich wurden. 
Bei vertikalen Elektroden können die Luftblasen hinauf- 
steigen und austreten, sie sind daher wenig störend. 
Schwierigkeiten der Temperaturmessungen. 
Obgleich die Temperaturmessungen sonst keine Schwierig- 
keiten bieten, so war doch der Umstand, daß das Schutzrohr 
des Thermoelements nicht in die Schmelze eintauchen sollte, 
störend; bei horizontalen Elektroden war der Deckel durch- 
brochen und das Schutzrohr steckte in dieser Öffnung des 
Deckels; hier war das Rohr leichter richtig einzustellen als bei 
dem Gebrauche von vertikalen Elektroden, aber die Messung 
fällt etwas zu niedrig aus. Wegen des großen Unterschiedes 
der Leitfähigkeit auch bei Temperaturdifferenzen von 10° ist 
die genaue Temperaturmessung besonders wichtig. 
Einfluß der Ausdehnung des Tiegelmaterials. 
Die Ausdehnung des Tiegelmaterials, auch bei höheren 
Temperaturen, ist sehr gering, so daß von einer Korrektur, die 
bei Glasgefäßen nötig ist, abgesehen werden konnte; sie wurde 
mit 0*507o (etwas zu hoch) berechnet und von der Kapazität 
abgezogen. 
Was das Tonminimum anbelangt, so ist es im allgemeinen 
im flüssigen Zustande kein undeutliches, bei Pulvern war es 
allerdings bei sehr großen Widerständen wenig deutlich, ebenso 
in amorph-glasigen Schmelzen. 
Berücksichtigt man den Umstand, daß ohnehin die ganze 
Methode nur annähernde Resultate gibt, so sind die Fehler 
durch das mitunter etwas verschwommene Minimum keine sehr 
großen, um so mehr als ja die Widerstände ziemlich große sind. 
Die Bestimmung der Leitfähigkeit geschah vermittels 
Wechselstroms mit Induktorium und Wheatstone'scher Brücke 
