22 RECHERCHES EXPÉRIMENTALES 
phénomène électrique appréciable, on a, pour simplifier, 
supprimé le mastiquage et laissé Técoulement se produire. 
B. Appareils de mesure. — La force électromotrice 
apparue dans la chaîne était déterminée par la méthode de 
compensation au moyen d'un électromètre capillaire de 
Lippmann (modèle de M. Gouy') de capacité relativement 
faible et de sensibilité moyenne. 
Les connexions convenables étaient faites : des Zn de la 
chaîne, de la clef à inversion de l'électromètre capillaire et 
du potentiomètre Carpentier. Celui-ci. actionné par le courant 
étalonné de deux piles Weston, permet, comme on sait, de 
déterminer directement, sans calculs, la différence de potentiel 
existant dans le circuit considéré. 
Toutes les précautions habituelles d isolement étaient prises 
pour éviter les dérivations de la ligne ainsi établie, dont la 
résistance atteignait i à i,5 mégohms environ. 
G. Liqueurs employées, — Les produits utilisés, quoique 
présentant par leur provenance certaines garanties, ont été 
examinés néanmoins au point de vue de leur pureté. Quel- 
ques produits ont été reconnus impurs par la méthode d'écou- 
lement. Toutes les fois que cela a été possible, on les a fait 
recristalliser une ou plusieurs fois. 
On faisait les dissolutions dans l'eau distillée^. La densité 
était déterminée au moyen de la balance de Mohr-Wesphall 
à température connue. Les tables de densité permettaient, 
en partant de la solution mère, de préparer, au moyen d'é- 
1 Pour la description détaillée de ce dispositif, consulter l'article suivant: 
M. GouY, Sur la fonction électro-capillaire (Annales de physique et de chimie, i 
t. XXIX, 7° série). 
2 L'eau distillée utilisée en grande quantité provenait de deux alambics | 
différents. L'un à distillation continue par auto-alimentation, l'autre que l'on j 
rechargeait après distillation suffisante. Le premier a donné une eau distillée ■ 
d'une régularité remarquable; l'autre fournissait un produit de résistivité • 
variable, cela provenant évidemment de projections du liquide concentré de ' 
la cucurbite à la fin d'une opération trop prolongée. Chaque nouvelle provision | 
d'eau était, avant d'être acceptée pour les essais, étudiée au point de vue de sa 
conductibilité électrique, au moyen du pont de Kohlrausch et du vase à élec-| 
trodes de Ostwald. 
