SUR LES CONTACTS LIQUIDES 23 
prouvettes graduées, telle dilution qui était nécessaire pour 
l'étude. 
D. Marche d'une expérience. — Détermination du zéro : 
j Avant de faire une mesure, il faut s'assurer qu'aucune diffé- 
rence de potentiel parasite, accidentelle, n'existe dans le circuit 
du fait des autres contacts que [i] et [2]. On agit de la façon 
[ suivante: Un long tube capillaire Z, plongeant au fond du tuhe 
h. i6ec contenant M R à sa partie inférieure, est réuni par le tube 
en caoutchouc Ca.dr, à la tubulure droite du flacon K. En 
agissant sur la poire à pression on provoque l'écoulement de 
MR et complète la chaîne raccourcie 
Zn I SO* Zn I MR | MR | SO* Zn | Zn. 
1 On a ainsi le zéro. Dans le cours d'une expérience d'une cer- 
; taine durée, j'ai l'habitude de vérifier plusieurs fois la position 
de ce zéro. 
Pour être tout à fait correct, on devrait établir le contact 
[MR I MR par l'intermédiaire de l'ajutage capillaire servant 
à l'écoulement [1]. L'expérience maintes fois répétée a montré 
que, les tubes de verre et de caoutchouc étant bien lavés, on 
n'obtenait aucune différence dans la valeur du zéro, que l'on 
emploie l'un ou l'autre procédé. Le premier est seul utilisé en 
raison de sa commodité. 
Production de l'écoulement . — Le degré de pureté de M'R' 
où se fait l'écoulement influe sur la valeur de la force électro- 
motrice mesurée. Par suite, si l'écoulement n'est pas régulier, 
si la pression est accrue par saccades, la veine sera irrégulière 
et l'on observera de véritables pulsations dans la valeur du phé- 
nomène électrique. 
L'expérimentation a prouvé que, pour obtenir d'excellents 
résultats, il fallait augmenter régulièrement la pression par des 
compressions lentes, progressives de la poire en caoutchouc. 
Dans ces conditions on obtient un filet bien régulier, très 
tranquille, atteignant, avant de se briser, une longueur dépas- 
sant 4 à 5 centimètres. Quand le régime est bien établi, que 
le potentiomètre, après compensation, indique une certaine 
