Sm LES CONTACTS LIQUIDES 97 
C'est à ce tube en verre que l'on adapte, au moyen d'un 
raccord de caoutchouc, le tube en verre où se fera l'ascension 
liquide. 
2' Tube. Ce tube en verre de i mètre de long environ a un 
diamètre intérieur de i millimètre. Ce tube que l'on change 
fréquemment est en général préalablement lavé à l'acide 
azotique, à l'eau distillée et séché soigneusement pour éviter 
les arrêts d'ascension par accrochage du ménisque. Une 
bande de papier divisé au millimètre était fixée à la cire sur le 
lube en verre décrit et permettait de repérer à chaque instant 
la position du liquide dans l'appareil. Le tube mobile grâce à 
sa liaison avec la cloche au moyen du tube en caoutchouc, 
pouvait être facilement dans l'espace fixé dans telle position 
qui semblait convenable. On pouvait de cette façon modifier 
la sensibilité de l'appareil en passant de la position verticale à 
l'horizontale. Le plus ordinairement dans mes derniers essais 
le tube était incliné à \o degrés environ sur Fhorizon. Dans 
de pareilles conditions j'avais, avec les solutions concentrées 
utilisées (sucre, sel marin), des déplacements de liquide attei- 
gnant facilement lo millimètres par minute dans certaines 
expériences. 
Un deuxième osmomètre a été utilisé dans mes essais ; il ne 
différait du précédent que par la capacité de la cloche, 1 o5 cen - 
timètres cubes au lieu de i85, et la surface du septum, 27,3 cen- 
Imiètres carrés au lieu de 48 environ. 
C. Production des rayons X. — Pour obtenir les rayons X 
plusieurs sources électriques ont été utilisées : 
i" Une bobine d'induction Carpentier de 35 centimètres 
d'étincelle, actionnée par du courant continu dérivant au 
moyen d'un réducteur de potentiel d'une ligne industrielle à 
125 volts. Le moteur-interrupteur de l'appareil laissait passer 
dans le primaire de la bobine 20 ampères environ (mesurés 
pendant l'arrêt de l'interrupteur). 
2° Une machine statique Bonetti à 6 plateaux d'ébonite de 
")5 centimètres de diamètre. 
Univ. hr Lyoiv. — Ciiaiso/. 
7 
