— 344 — 
daß auch hier die Form durch die Funktion und also indirekt 
durch das Medium bestimmt wird, 
Herr E. SOMMERFELDT sprach über Das petrogra- 
phische Mikroskop als Konoskop. 
Der Vortragende demonstriert ein Mikroskop, welches auf 
möglichst einfachem Wege Beobachtungen und Ausmessungen der 
Interferenzbilder im konvergenten polarisierten Licht durchzuführen 
bestimmt ist. Dasselbe dürfte besonders zur Feldspatbestimmung 
im Dünnschliff, aber auch für beliebige andere petrographische 
Arbeiten geeignet sein. Das Instrument bietet einen Ersatz für 
die Mallard-Becke sehe Methode, 1 ) welche für Feldspatbestim- 
mungen uud Axenwinkelmessungen an Schnitten, die schief zur 
spitzen Mittellinie eines zweiaxigen Minerals getroffen sind, be- 
kanntlich Wichtigkeit besitzt. 
Statt des Becke sehen Zeichenapparats wird bei dem neuen 
Instrument ein Mikrometer, welcher die zwei Koordinaten 
(Zentrodistanz und Polwinkel) eines beliebigen im Gesichtsfelde 
befindlichen Punktes zu bestimmen gestattet, benutzt. Dasselbe 
ist unterhalb des Objekttisches so angebracht, daß es bei heraus- 
genommenem Okular gleichzeitig mit dem Interferenzbild (also 
bei der Lasaulx sehen Beobachtungsmethode) scharf sichtbar wird. 
Durch eine besondere Fassung des Kondensors (auf dessen un- 
terster Linse in dem von Fuess konstruierten vorliegenden 
Modell sich die Mikrometerskala befindet) kann derselbe um die 
Instrumentaxe in genau meßbarem Betrage gedreht werden, wo- 
durch sich der Polwinkel ergibt, während die Centrodistanz an 
der Mikrometerskala direkt abgelesen werden kann. Diese An- 
ordnung leistet für die meistens besonders in Frage kommenden 
sehr kleinen Mineralblättchen wesentlich mehr, als die schon 
früher (z. B. v. Schwarzmann) benutzte Anbringung eines Mikro- 
meters im Okular. Zur Erreichung der höchsten Lichstärke der 
Interferenzbilder, welche sich an sehr kleinen nadeiförmigen 
Präparaten noch erzielen läßt, hat der Vortragende eine spalt- 
förmige Blende , deren Breite und Länge bequem verstellbar ist, 
konstruiert, durch Anwendung derselben wird die auch an sich 
bequemere gleichzeitige Drehung der Nikols an Stelle einer 
Drehung des Präparates bedingt. 
Für diesen Zweck verwendet der Vortragende eine schon 
früher beschriebene Anordnung, 2 ) welche sich sowohl als Objekt- 
drehtisch, wie auch zur gleichzeitigen Drehung beider Nikols 
verwenden läßt. Die BECKESche Methode ist für gleichzeitig sich 
drehende Nikols bisher nicht ausgearbeitet worden. 
*) vgl. z. B. Wülfing-Rosenbüsch, Physiographie S. 328. 
2 ) vgl. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. 23. S. 181; 1904. 
