4. 
CONDITIONS DE PERFECTION 
anlicalhodique de notre tube était enveloppée dans une feuille de plomb 
de 0'"™,5 d'épaisseur, percée d'une ouverture de 18 millimètres de diamètre; 
celle-ci laissait à découvert la région d éclat maximum. 
Le tube était placé à 10 cenlimètres de la plaque pour les pelils objets, 
15 centimèires pour la main d'homme, 20 cenlimètres pour le bras. Les 
plaques 9xl2etl3xl8 avaient comme châssis un simple sachet 
de soie caoutchoutée; les 18 x 24 se trouvaient dans un triple sachet de 
fort papier brun. 
4." Main d'enfant de i ans : carie du deuxième mélacarpien. Cet os 
apparaît plus gros et plus opaque que ses congénères. L'échancrure du côté 
du pouce répond à la fislule. Six minutes de pose. 
La main du sujet était fixée à la plaque sensible par des élastiques. On 
voit sur l'épreuve la boucle de l'élastique mise au poignet, et, légèrement, la 
Irame de celle qui retenait les doiiiçts. On aperçoit aussi l'index d'un aide qui 
tenait le pouce du sujet contre la plaque. 
L'enfant a été opéré le lendemain par MM. lesD" Lebrun el Bibot et l'on 
a retrouvé sur l'os les deux fissures qui sont marquées faiblement sur le 
positif, plus nettement sur le négatif. 
Nous nous proposons de reprendre des cathodographies de cette main 
pendant la convalescence. 
Un premier essai a été tenté huit jours après l'opération. Diaphragme, 
18 millimètres. Le bandage empêchant l'application immédiate de la main 
de l'enfant sur le sachet renfermant la plaque, on éloigna le tube à 25 cen- 
timètres, afin de ne pas trop perdre en netteté. Pose, 15 minutes. 
Cette image ne vaut naturellement pas la précédente. Pourtant on dis- 
tingue très bien les métacarpiens, les phalanges des doigts. Le vide laissé 
par l'os réséqué est absolument noir. Résultat inattendu. Le périoste, qui 
seul subsiste, ne peut évidemment pas l'expliquer. Mais la . tache noire, qui 
marque la place de l'os, se continue vers le haut le long du drain, et 
signale un magma à la base de l'index. Elle est donc produite par Tiodo- 
forme qui a servi au pansement et qui, en vertu de l'iode dont il est 
composé, est extrêmement opaque aux rayons X. 
Le salol leur est transparent. Il conviendrait de le substituer à l'iodo- 
forme dans des cas semblables. 
